361 



Da wir zu dem Ende den Muskel unter mancherlei variirten Be- 

 dingungen seine Zuckungscurve schreiben lassen mussten, genügte uns 

 die Einrichtung des Helmholtz'schen Myographien nicht mehr ; man kann 

 zwar die wichtigsten Versuche auch an diesem wiederholen, inzwischen 

 sei es erlaubt, hier zuerst das von mir gebaute Myographien zu beschrei- 

 ben, worüber ich bereits im vorigen Winter der Akademie Bericht ab- 

 gestattet habe, und welches sich seiner Wohlfeilheit und einfachen Hand- 

 habung wegen nebenbei empfehlen möchte. 



Bekanntlich sind die Anforderungen an ein Myographien, die äus- 

 sersle Grenze gleichmässiger Bewegung der Schreibfläche, während die 

 Curve sich aufzeichnet, möglichst geringe Reibung der schreibenden 

 Spitze, Auslösung des Reizes auf einem ganz bestimmten und immer 

 sich gleichbleibenden Punkt des Weges, welchen die Fläche durchläuft, 

 momentane Reizung, vollkommene Beherrschung der äusseren Umstände, 

 unter welchen man die Ihierischen Theile reizt. Die am schwierigsten 

 zu erfüllende Forderung ist die der gleichförmigen Bewegung der 

 Schreibfläche. HelmhoUz hat diess durch Uhrwerk^ Schwungscheibe, 

 Windfang und Kegelpendel erreicht. Ich erreichte es durch fallende 

 Gewichte und grosse Massen, welche dadurch bei möglichst verminder- 

 ter Friction in Bewegung gesetzt werden. Das Princip lässt sich mit 

 zwei Worten verständlich machen : es ist das der Atwood'schen Fall- 

 maschine, und ich werde den Namen „Atvvood'sches Myographien" bei- 

 behalten. 



Beschreibang des Atwood'schen Myographion. 



1. Der Fallapparat. 



Den Träger des Apparates bildet eine gusseiserne Säule von 1,47 

 Meter Höhe und 0,324 I^Ieter Durchmesser S in Fig. 1 und 2. Diese 

 Säule wird von einem gusseisernen, hohlen c. 30 W schweren Fuss F 



