369 



Messingplatte m (Fig. 4) ist nämlich eine Drahtklemme d aufgeschraubt. 

 Der Kniehebel k hat bei S ebenfalls eine Schraube, durch welche in 

 ihm ein Draht festgeklemmt werden kann. Nun denke man sich die 

 Drahtklemme k auf dem Tischchen der Säule S Fig. 5 A mit der 

 isolirlen Drahtklemme d (Fig. 4 B) verbunden ; die Drahtklemme k' 

 Fig. 5 auf dem Tischchen der Säule mit dem negativen Fol des Be- 

 chers, den positiven Pol desselben durch einen Draht mit dem Knie- 

 hebel an J (Fig. 4 A): dann wird der Strom erst geschlossen im Moment, 

 in welchem der Rollenrahmen seine beschleunigte Bewegung beginnt, 

 und wird unterbrochen, wenn die Uebergewichtshülse den Stecher st 

 Fig. 5 A an dem Säulentischchen berührt, und der Rollenrahmen seine 

 gleichförmige Bewegung beginnt. 



Die Arretirung des Rollenrahmcn auf dem oberen Endpunkt seiner 

 Bahn ist einfacher. Sie besteht aus einer auf die vordere Fläche der 

 Schienenlamelle aufgeschraubten starken Messingfeder (Fig. 2 a r), welche 

 durch die Verlängerung w am Rollenrahmen zurückgedrängt wird, wenn 

 er emporfliegt, welche aber zurückschnellt und den Rahmen aufhält, 

 sobald er in seiner Bewegung umkehren wollte, nachdem das Gewicht 

 Ch (Fig. 1, 2) in der Hülse H aufgefangen worden ist. 



Die Bewegung der Schreibfläche bei dem Fall des Gegengewichtes 

 ist eine vertikale ; die schreibende Spitze muss also eine horizontale 

 Bewegung haben. Der Schreibapparat ist ganz getrennt von dem übri- 

 gen Instrument, und befindet sich auf dem Experimentirtisch vor dem 

 Fallapparat aufgeschraubt ; er muss zugleich mit jenem beschrieben 

 werden. 



2. Der Schreibapparat und Experimentirtisch. 



Der Experimentirtisch ist sehr massiv gebaut, 9 Decimeter hoch, 

 12 Decimeter lang, 6,2 Decimeter breit, und seine Platte ist, wie man 

 auf Fig. 8 in der Ansicht von oben bemerkt, so ausgeschnitten, dass 



