400 



» Vorrichtung ist eine vollkommen mikrometrische Verschiebung des Mus- 

 kelgehäuses ermöglicht. Der Schlitten ist stark beschwert, da er selbst 

 auf einer dicken Spiegelplattc steht. 



Das Muskelgehäuse Ca selbst sieht man im Durchschnitt in Fig. 10. 

 Es besteht aus zwei auf den ringförmigen Böden aufgelölheten Cylin- 

 dern, von welchen der äussere einen Durchmesser von 8 Cent., der in- 

 nere einen solchen von 2,6 Cent. hat. Der innere Cylinder ist aus 

 möglichst dünnem Kupferblech gearbeitet, der äussere aus sehr starkem. 

 Dieser besitzt ausserdem noch einen Ueberzug von dickem Rindslcder. 

 In den Raum zwischen dem äusseren und inneren Cylinder führen von 

 aussen die gebogenen 0,4 Cent, weiten Messingröhren A und E, an welche 

 Kautschukschläuche befestigt werden können. Der eine Schlauch ver- 

 bindet E mit einem grossen Wasserreservoir; der Sciilauch, welcher an 

 A befestigt ist, gewährt dem Wasser einen bestimmten Abfluss. Senk- 

 recht auf die Cyiindcraxe führt durch die Mäntel beider eine kurze 

 Röhre herab, in welcher mit Kork ein Thermometer Th aufgestellt wer- 

 den kann. Das cylindrische Gefäss desselben ragt frei durch das Me- 

 tallrohr in den inneren Cylinderraum herein, in welchem der Muskel be- 

 findlich ist. Zur Befestigung des Muskelhalters H dient eine auf der 

 einen Bodenfläche des Gehäuses aufgelöthete Hülse h mit Stellschraube. 

 Gleichzeitig sieht man ein dünnes Mcssingröhrchen z diese Bodenfläche 

 schief durchbohren. Sie dient dazu, einen feinen Strahl von irgend 

 welcher Luflart in das Gehäuse von aussen hereinzublasen. Auf der 

 entgegengesetzten Seite hat der innere Cylinder statt des Bodens einen 

 durchbohrten Deckel D. Bei dem Beginn des Versuches wird ein Cy- 

 linder von Fliesspapier, welcher den Muskclraum austapeziert, mittelst 

 einer Spritzflasche benetzt. Die Knochenfragmente des Kniegelenkes 

 werden im Muskellialter fixirt: derselbe wird mit dem isolirten gastroc- 

 nemius in den Hintergrund des Gehäuses zurückgezogen, seine Sehne 

 in das gabiige Endstück (ga) der Stange Sta gelegt, und mittelst einer 

 kleinen Nadel festgehalten. Diese wird nämlich durch die Löcher der 



