414 



die Speisung: seines Calorimeterraiimes Ca Fig. 10 aus einem grossen 

 Reservoir mit Wasser bewerkstelligt. Um die Temperatur rascher oder 

 langsamer zu ändern, steht die Zuflussröhre E Fig. 10 mit einem Dop- 

 pelhahn in Verbindung, welcher mit weiter Oeffnung die Communication 

 des Raumes Ca entweder mit einem Reservoir für heisses oder für kal- 

 tes Wasser leicht herstellen oder aufheben lässt. Der Thermometer zeigt 

 in der kürzesten Frist die Temperatur an, welche der Muskel in seiner 

 ganzen Masse angenommen hat. 



Soll die Luft in der Umgebung des fliuskels unter Null abgekühlt 

 werden, so benützt man ein Gefäss, dessen Form man sich leicht vor- 

 stellen kann, wenn man sich den Mantel des äusseren Cylinders in Ca 

 wegdenkt. Dieser Apparat befindet sich dann in einem entsprechenden 

 Metallgefäss, welches die Kältemischung enthält. 



Sollen die Tetanuscurven vom Muskel geschrieben werden, so wird 

 als Uebergewicht die leere Hülse auf das Gewicht gesetzt, um die Be- 

 wegung des Rollenrahmen zu verlangsamen. Um die tetanisirenden 

 Ströme jedesmal in demselben Zeitmoment der Fallbewegung in den 

 Muskel hereinbrechen zu lassen, ist folgende Drahtverbindung herge- 

 stellt. Vom Element direkt zum Elektromagnet und der Säule der Feder 

 am Du Bois'schen Schlitten; von der secundären Spirale die Drähte /<? 

 (Fig. 8) zum Gyrotrop wie gewöhnlich; vom Gyrotrop weg s und t] 

 wie sonst; gleichzeitig aber von diesen aus Zweigbahnen zu den Klem- 

 men kk' (Fig. 5). So lange durch die nach vorn niedergedrückte 

 Walze W (Fig. 5) der Contact ihrer Federn ss' mit den Klemmen er- 

 halten ist, gehen die Stösse der fortwährend mit gleich schneller Un- 

 terbrechung spielenden Inductionsvorrichtung auf der metallischen Bahn 

 vor dem Muskel vorbei. Ist jener Contact durch die herabfallende 

 Uebergewichtshülse aufgehoben — dann erst finden die elektrischen 

 Ströme den Weg zum Muskel. 



Aus den Curven, welche durch einfache Zuckungen (Curventafel 



