87 



Die zweite Untersuchung führt man in derselben Weise mit Hilfe 

 von Dioptern auf einem Messtischblatte aus, wie die Prüfung des Spiegel- 

 sextanten in Bezug auf die Forderung, dass die Visirlinie des Fernrohrs 

 der Sextantenebene parallel sein soll. Ein allenfallsiger Fehler würde 

 sich durch Abschleifen der Stützen des untersuchten Instrumentes besei- 

 tigen lassen. 



Die dritte Untersuchung zerfällt in zwei Theile, von denen der erste 

 (ob die Visirebenen senkrecht zur Instrumentenebene stehen) von der 

 gleichnamigen Prüfung eines Diopters sich nicht unterscheidet, während 

 der zweite Theil (ob die Visirebenen den anliegenden inneren Schenkel- 

 flächen parallel laufen) sich in genügender Weise dadurch erledigen, 

 lässt, dass man die Schenkel des Zirkels, soweit es die Diopterflügel 

 gestatten, aneinander legt und zusieht, ob erstens die inneren Schonkel- 

 flächen überall gleichweit (um die Nadeldicke) von einander abstehen', 

 und ob zweitens die vereinigten Visirebenen der Diopter den Schlitz 

 zwischen den Zirkelschenkeln halbiren. Ein durch diese Untersuchungen 

 festgestellter Fehler wird an den Diopterflügeln verbessert. 



Ob viertens das Diopter-Ocular in der Axe des Zirkeigewinds liegt, 

 d. h. ob keine Excentricität der Visirlinie stattfindet, kann man wie folgt 

 untersuchen. Es sei F in Fig. 5 das Objectiv eines Diopters, dessen 

 Ocular, A die Axe des Zirkeigewinds und OFG die Visirlinie nach einem 

 Gegenstand G. Die Spitze A werde in das Papier des Messtisches ge- 

 drückt. Dreht man das Ocular in der Axe A um 180^, so kommt 

 es zunächst nach 0; stellt man aber damit auf G ein, so muss es um 

 den Winkel O'FO = 2^ gedreht werden, wodurch die Spitze A nach A' 

 kommt. Wird dieser Punkt wieder markirt, so zeigt der Abstand A A' 

 die doppelte Excentricität e = AO an. Eine solche P^xcentricität lässt 

 sich nur durch ein neues Ocular verbessern , ihr Einfluss aber sofort 

 aus dem Dreiecke AOF berechnen, worin die eine Seite AO die Excen- 

 tricität e des Oculars und die andere AF die Länge 1 des Diopters ist. 

 Für e = 4- ™™ und 1 = 25 cm = 250 "^m wäre ^ = 206" = 3' 26"; ein 

 solcher grober Fehler wird aber wohl von keinem Mechaniker be- 

 gangen werden. 



Die fünfte Anforderung kann in der Praxis ebenfalls sehr leicht 

 erfüllt werden; ob es geschehen wird theils nach Nr. 2, theils dadurch 



