löO 



der veränderte Luftdruck in solcher Höhe im entgegengesetzten Sinne 

 wirken können. 



Die Beobachtungen machte ich zu Pangmig, Höhe 14,146 I*'us8, 

 Barometerstand 17 '88 engl. Zoll. Hier hatte ich einen Platz, der 

 wenigstens zwischen Mauern gegen Wind geschützt war. Salzfreies, als 

 destillirt zu gebrauchendes Wasser konnte ich mir hier genügend ver- 

 schaffen, da zur Zeit, Ende Juni, nicht sehr ferne von dem See Tief- 

 firne und selbst winterliche Eisreste in grösseren Stücken sich noch 

 vorfanden. Ich benütze mit Vorliebe die letzteren, da man sie, ehe 

 man sie schmelzen liess, leicht von aller äusseren Beimengung gelöster 

 oder ungelöster fester Körper reinigen konnte. 



Um sicher zu sein, dass das Aräometer die richtige Temperatur 

 habe, nämlich genau jene des Wassers, in dem es schwebt, muss das 

 Aräometer wenigstens 3 bis 4 Minuten aufgestellt sein, ehe man abliest. 



Die Untersuchung des Instrumentes ergab deutlich , dass keine 

 Abweichung von dem schon vor der Abreise bestimmten Stand, = 1 • 0000 

 in salzfreiem Wasser bei 17*5^ C. , sich erkennen liess. Da voraus- 

 gehende Beobachtungen an der Meeresküste — zu Bombay, 4 Monate 

 nach der Anfertigung — gezeigt hatten . dass kein rtiessbarer Einfluss 

 auf das Glas durch Contraction ausgeübt war (was bei der Rückkehr 

 nach Europa die spätere Prüfung der Instrumente zu Berlin gleichfalls 

 ergab), , konnte auch die Verminderung des Luftdruckes keinen expan- 

 direnden Effect hervorgebracht haben. Günstig- war dabei gewesen, 

 dass ich absichtlich das Glas bei der Anfertigung etwas dick nehmen 

 liess. Frühere Beobachtungen in den Alpen hatten uns gezeigt, dass 

 selbst bei Thermometern, wenn das Glas der Kugel zu dünn ist, in 

 grossen Höhen durch den veränderten Luftdruck eine Expansion eintritt, 

 die bei Siedethermometern zur Bestimmung der Höhe eine nicht un- 

 wichtige Fehlerquelle werden kann. Durch Vermeidung zu dünnen 

 Glases lässt sich auch bei Thermometern der Einfluss des Luftdruckes 

 noch leicht ausschliessen, wenn sie nicht, zu besonderen physikalischen 

 Versuchen bestimmt, ungewöhnlich empfindlich sein müssen. Dagegen 

 ist bei Thermometern fast immer der Fall, da diese doch viel dünneres 

 Glasmaterial haben als Aräometer, dass als Funktion der Zeit ein Zu- 

 sammenziehung der Kugel eintritt; auch langes Verweilen in sehr 



