17 



wenn v die (massige) Vergrösserung des Fernrohrs bedeutet, und hieraus 

 berechnet sich für v = 36 die Genauigkeit der Visur = 0'',4. 



Zu dem Fehler der Einstellung und Ablesung kommt noch jener, 

 welcher von der namentlich bei Sonnenschein eintr-etenden Veränder- 

 lichkeit der Strahlenbrechung herrührt und von dem schon in § 3 be- 

 merkt wurde, dass er nicht genau zu schätzen ist, da er von verschiedenen 

 Einflüssen abhängt. Dass aber der in Rede stehende Fehler nicht be- 

 deutend sein kann, geht aus der Grösse der Strahlenbrechung selbst 

 hervor, indem diese hier 0'',7 nicht überschreiten wird. Denn nimmt 

 man die grösste Entfernung der Latte vom Instrument zu 308'"67 Bogen 

 oder 10^' Centriwinkel und den Strahlenbrechungscoefficienten im 

 Mittel zu 0,14 an, so wird nach unserer Formel Nr. 6 die Corrections- 

 grösse, welche zur Ablesung auf der Latte zu addiren ist, c' = 0",7 oder = 

 1"""04 , und dieser Werth ist (wenn die richtige Zeit zur Beobachtung 

 gewählt wird , was bei genauen Arbeiten stets geschehen muss) wohl 

 kaum um mehr als ()",2 oder 0",3 von der Wahrheit entfernt. Es würde 

 demnach aus den angegebenen Gründen eine Beobachtung um 0",4 + 0'',3 = 

 0",7 unsicher sein können; nehmen wir aber selbst 1" als mittleren 

 Fehler einer Beobachtung an, so wird das aus allen Beobachtungen be- 

 rechnete Mittel des Winkels y jedenfalls um nicht mehr als 0",3 bis 

 0'',5 falsch sein, und diese Genauigkeitsgrenze ist für unsere Unter- 

 suchungen genügend. 



Wenn es sich bloss um die Bestimmung des Neigungswinkels y 

 eines einzigen Paares von Lothlinien (Fig. 4) handelte, so würde die 

 Aufstellung und Ablesung der Latten in A und F ganz überflüssig sein. 

 Diese Latten und die Ablesungen auf ihnen sind nur für die Messung 

 von Krümmungswinkeln, welche sich links an das Loth IC und rechts 

 an I'C anschliessen, nothwendig; wir haben sie aber hier angedeutet, 

 um die für die folgende Aufgabe auch in den Stationen I und I' noth- 

 wendigen Beobachtungen zu bezeichnen. 



Was die Grösse der Stationen beti^fft, so hat man dieselbe der 

 Leistungsftihigkeit der Nivellirinstrumente anzupassen. Lässt sich mit 

 diesen auf 300™ Entfernung noch gut ablesen, so kann man die Latten- 

 abstände zu etwa 200" annehmen und die Instrumente in der Mitte 

 zwischen den Latten, also 100'" von den ersten und 30.0" von den zweiten 



Abh. d. IL Cl. d k. Ak. d. Wiss. XI. Bd. II. Abtb. 3 



