46 



tage auf den Monat, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass im Jahre 

 1871 wegen anderweitiger dienstlicher Beschäftigungen der Ingenieure 

 die Reisezeit verhältnissmässig grösser war als im Jahre 1869. 



Auf den in den Jahren 1870 und 1871 nivellirten Strecken von 

 631 Kilometer Länge sind 383 Fixpunkte, darunter 75 metallene Höhen- 

 marken [O] enthalten. Diese Punkte sind durch 5110 Instrumenten- 

 stände miteinander verbunden worden, wovon lo76 auf das erste der 

 beiden Jahre treffen. Im Jahre 1869 betrug die mittlere Zielweite 

 d = 69'", im Jahre 1870 sank sie auf 66,5"° und 1871 auf 60" herab: 

 der Grund dafür ist bereits angegeben, nämlich die Möglichkeit die 

 Zahl der Wiederholungen von Beobachtungen zu vermindern, beziehungs- 

 weise den Grenzwerth des Zielfehlers in der That auf die theoretische 

 Forderung von |/d Decimillimeter herabzudrücken, was den Ingenieuren 

 im Jahre 1869 bei etwas grösserer durchschnittlicher Zielweite nicht in 

 erwünschtem Masse gelungen war. 



Der NivelliFapparat. 



Ich habe bereits angeführt, dass der Nivellirapparat eine Vervoll- 

 ständigung erhalten hat. Zunächst wurde nämlich unter dem linken 

 Trägerarm des Fernrohrs eine feine Dosenlibelle angebracht, um damit 

 den Alhidadenzapfen leichter und schneller vertical stellen zu können ; 

 ferner erhielt das Ocular des Fernrohrs zum Schutze gegen allzu grelle 

 Lattenbeleuchtung ein dünnes blaues Blendglas, und die Scala der ßöhren- 

 libelle wurde mit einem halbcjlindrischen Glasdeckel versehen, um ein- 

 seitige Erwärmungen derselben zu verhindern. 



Die Ziellatten blieben ganz und gar unverändert, nachdem es aus 

 technischen und anderen Gründen nicht möglich war, den auf Seite 17 

 der ersten Mittheilung enthaltenen Vorschlag Latten mit doppelter Scala 

 auf dünnem Stahlblech herzustellen, zur Ausführung zu bringen. Dagegen 

 wurde in Folge Beschlusses der dritten Allgemeinen Conferenz der 

 Europäischen Gradmessung auf der Eidgenössischen Aichstätte in Bern 

 eine unserer Ziellatten auf ihre Meterlänge und Theilung untersucht, 

 und dadurch eine Vergleichung derselben mit allen in Europa zu Präcisions- 

 nivellements verwendeten Ziellatten möglich gemacht, Ueber dag Er- 



