49 



Das Prodact pcotf/i für beide Instrumente und bei mittlerer Temperatur 

 durch Verstellen der Ocularfäden gleich gross zu machen, wurde wegen 

 der Veränderlichkeit des P'adenabstandes und der Werthe der Libellen- 

 theile unterlassen. 



Die phütographische Tafel gibt auch die mittlere Temperaturcurve 

 der beiden bisher benützten Libellen für eine Blasenlänge zwischen 10 

 und -44'' fp = 1^'' P), wobei die Temperatur zwischen — 7" und + 35" C 

 schwankt. Zwei feine Striche geben ferner die mittleren jedoch unsicheren 

 Werthe eines Libellentheils für verschiedene Blasenlängen und Temperaturen 

 an, wie sie sich aus den auf S. 27 der Ersten Mittheilung erwähnten 

 zahlreichen Versuchen (2 50) construiren Hessen. 



Um die Vortheile der Correctionstafeln gehörig zu verwerthen , er- 

 hielt das Schema für den Eintrag der Aufnahme pro Stand eine Zeile 

 mehr, worin die auf eine horizontale Visur reducirten mittleren Latten- 

 höhen aller vier Blicke Platz fanden. Dadurch konnte auch die Fehler- 

 bestimmung während der Arbeit rascher und strenger vollzogen werden. 

 Für jeden Stand hatten nunmehr die Schreiber innerhalb 5 Minuten 

 190 Ziffern niederzuschreiben, darunter 108 diktirte, die übrigen wurden 

 von ihnen theils im Kopf, theils auf Grund der Tafeln fertig berechnet. 

 An Tao-en mit 9 bis lOstündiger Arbeit wurden etwa 48 Doppelstände 

 mit ungefähr 6 Wiederholungen ausgeführt und dabei an jedem Instru- 

 mente 10000 Ziffern niedergeschrieben. Diese Zahlen machen die Zeit- 

 ersparniss anschaulich, welche durch die Trennung von x\blesung und 

 Eintrag erreicht ward, während übrigens der grössere Vortheil dieser 

 Trennung in der doppelten Rechnungscontrole liegt. Die unmittelbare 

 Ausführung der letzteren am Instrument machte unbemerkte Ablesungs- 

 fehler fast unmöglich. Die spätere Berechnung der Aufnahmen erfolgte 

 nach den in der Ersten Mittheilung (Seite 39 u. ff.) aufgestellten 

 Regeln, welche bekanntlich die Befürchtung von Rechnungsfehlern mit 

 einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit ausschliessen. 



Unter sucluing der Ziellatten. 



Auf Grund des schon oben erwähnten Conferenzbeschlusses wurde 

 die Ziellatte Nro. I an die Eidgenössische Aichstätte in Bern geschickt, 

 um mit dem dortigen Normalmassstabe in vertikaler Stellung verglichen 



Abh. d. II. Cl. d. k. Äk. d. Wiss. XI. Bd. II. Abtli. 7 



