50 



zu werden. Die Vergleichung (jedoch nur bei horizontaler Lage der 

 Latte) geschah am 19. Februar 1872 und hat folgende Resultate ergeben: 



Latte Nio. I 



Berner Eisenstab bei 



v^ 



zwischen 



140,2 



V 



m m 



mm mm 



□ mm 



0,01 — 2,91 



2901,087 — 1,323 



0,0225 



0,02 — 2,92 



— 1,104 



0,0049 



0,03 — 2,93 



— 1,064 



0,0121 



0,04 — 2,94 



— 1,239 



0,0049 



0,05 — 2,95 



— 1,362 



0,0361 



0,06 — 2,96 



— 1,195 



0,0004 



0,07 — 2,97 



— 1,017 



0,0256 



0,08 — 2,98 



— 1,182 



0,0001 



0,09 — 2,99 



— 0,997 



0,0289 



0,10 — 3,00 



— 1,240 



0,0049 





mm mm 





Mittel 



2901,087 — 1,172 



JTv- = 0,1404 



Demnach ist die Länge von 



290™ der Latte Nro. I = 2899;"™915 + 07'"039 

 r" derselben Latte = 0;999971 + 0;"'"014 

 und der mittlere Theilfehler eines Strichs — + 0;"'°087. 

 Zu dieser Tabelle bemerkt Herr Dr. A. Hirsch, Director der Sternwarte 

 in Neuenburg, unter dessen Leitung die Vergleichung der Ziellatten 

 sämmtlicher Länder in Europa, welche Präcisionsnivellements ausführen 

 lassen, gestellt wurde, in einem Briefe an mich vom 29. April 1872 

 Folgendes : 



„Die beifolgende Copie der in Bern gemachten Beobachtungen 

 zeigt Ihnen, dass Ihre Latte nur um 0'""'03 pro Meter zu klein ist; diese 

 Grösse liegt übrigens, wenn sie auch den Fehler um das Doppelte 

 übertrifft, nach meiner Erfahrung reichlich innerhalb der Variabilität 

 solcher Latten. — Die angewandte Methode ist Ihnen aus unserra 

 „Nivellement de precision" bekannt. Ich erwähne nur noch, dass 

 ich die Nulllinie als zu unsicher fortgelassen habe, dass die Ein- 

 stellungen auf die Mittellinie der Centimetertheilung gemacht sind, 



