31 



Quecksilberbarometers bezeichnet, welcher der bei der Temperatur des 

 schmelzenden Eises auf dem Federbarometer gemachten Ablesung Bq 

 entspricht. 



Der Ausdruck (2) für die Theilungscorrection, welcher sich zunächst 

 lediglich durch seine Einfachheit und den Umstand empfiehlt, dass er 

 jedenfalls mit dem Bogen 760 — Aq in irgend einer Weise wachsen 

 muss, wird nicht von allen Schriftstellern über das Naudet'sche Aneroid 

 als unbedingt richtig angenommen, indem einige den Ausdruck für c' 

 noch durch ein zweites Glied von der Form b'(760-^AQ)^ verbessern 

 wollen, was andere jedoch nicht für nothwendig halten.^) Ich muss 

 mich auf Grund von Versuchen, die ich weiter unten mittheilen werde, 

 und die ich angestellt habe, weil es von Anderen noch nicht oder 

 doch nicht in genügender Weise geschehen war, für die letztere Ansicht 

 aussprechen und halte demzufolge den Ausdruck b(760 — Aq) für 

 ausreichend, um daraus die Verbesserungen der Ablesungen auf den 

 Schablonenscalen der Federbarometer zu berechnen, sobald b bestimmt ist. 



3. Wenn man bei gleichbleibendem Drucke A^ der Atmosphäre 

 ein Aneroid bei verschiedenen Temperaturen abliest, so findet man, dass 

 diese Ablesungen bei höheren Temperaturen grösser und bei niedrigeren 

 kleiner werden als bei der Normal - Temperatur von 0*^; es ist also in 

 dem erstem Falle von der Ablesung ß eine positive Grösse c" abzu- 

 ziehen und in dem zweiten eine solche zur Ablesung hinzuzufügen, um 

 die Ablesung Bq, welche der Normaltemperatur entspricht, zu erhalten. 

 Diese Grösse c" heissen wir die Wärmecorrection und verstehen 

 demnach darunter den Unterschied zwischen der um die Stand- und 

 Theilungscorrection verbesserten Aneroidablesung (B + c + c') und 

 dem auf 0*^ reducirten Stande (A^) des Quecksilberbarometers, welcher 

 zur Ablesung B auf dem Federbarometer gehört. In dem besonderen 

 Falle, wo c' = ist, bedeutet die Wärmecorrection den Unterschied 

 zwischen der bei der Temperatur t und dem Normaldrucke erhaltenen 



1) Man vergleiche J. Höltschl, die Aneroide von Naudet und Goldschmidt, Wien 1872; ferner 

 H. Schoder, Hülfstafeln zur barometrischen Höhenmessung, Stuttgart 1872; weiter 

 W. Jordan, das Federbarometer und seine Anwendung zum Höhenmessen in der Zeitschrift 

 für Vermessungswesen, Jahrgang 1873; endlich den in dieser Zeitschrift geführten Streit 

 zwischen Schoder und Höltschl, Jahrgang 1873. 



