32 



und um die Standcorrection verbesserten Aneroidablesung (B + c) und 

 dem Normaldrucke von 760 '""" Quecksilber. Da die Wärmecorrectionen, 

 wie ich ebenfalls weiter unten durch Versuche nachweisen werde, den 

 von 0° an gezählten Temperatur -Differenzen t proportional gesetzt 

 werden dürfen, so ist bei den für diese Differenzen gebräuchlichen Vor- 

 zeichen und dem vorhin besprochenen Steigen und Fallen der Werthe 

 von B die Wärmecorrection 



c" = — at (3) 



wobei a den durch Versuche zu bestimmenden Wärm ecoef fielen te n 

 bezeichnet. Diese Verbesserung wird also bei allen Beobachtungen 

 null, für welche die Temperatur des Instrumentes t = ist, und es 

 ist nothwendig, letzteres in diesen Wärmezustand zu versetzen, wenn 

 man c oder c' unabhängig von c" bestimmen will. 



4. Fasst man sämmtliche Verbesserungen der an einem Feder- 

 barometer gemachten Ablesung B zusammen, so ergibt sich der auf 

 0° reducirte Stand A^ des Quecksilberbarometers , welcher jener Ab- 

 lesung entspricht, aus der Gleichung 



Ao = B + c + c' + c" = B + c + b (760 - A^) - at. (4) 



Wenn man aus Erfahrung weiss, dass die Constante c selten einen 

 Werth von 3 "" hat ; dass ferner der Theilungscoefficient in der Kegel 

 zwischen 0,01 und 0,02 schwankt, somit die Correction c' nur aus- 

 nahmsweise die Grösse von 1 ""° erreicht oder übersteigt ; und dass 

 endlich die Temperaturcorrection c^' = — at in vielen Fällen die Summe 

 der beiden anderen Correctionen c + C aufhebt oder mindestens sehr 

 vermindert: wenn sonach der Stand Aq nur wenig von B verschieden 

 und der Coefficient b jederzeit sehr klein ist, so ist es in den meisten Fällen, 

 wo Aq nicht an einem Quecksilberbarometer beobachtet werden konnte, 

 erlaubt, in dem Ausdrucke für c' den Bogen (760 — A^) durch 

 (760 — B) zu ersetzen. In jedem Falle kann man, um einen genäherten 



Werth von A^ zu erhalten, zunächst 



f 



Ao = B + c + b (760 - B) - at (5) 



