38 



nehmen und dann die so erhaltene Reductionsgrösse A^^ in die rechte 

 Seite der Gleichung (4) einführen. Man wird auf diesem Wege in den 

 meisten Fällen den Werth von A^ bis auf 0,1™™ oder diejenige Grösse 

 richtig erhalten , welche ungefähr der mittleren Genauigkeit der Ein- 

 stellung und Ablesung der Nadel entspricht. Diese Genauigkeitsgrenze 

 hindert nicht, bei Beobachtungen noch halbe Decimillimeter abzulesen, 

 d. h. jeden auf der Scala angezeigten Halbmillimeter noch in zehn 

 Theile zu theilen ; weiter gehende Ablesungen erscheinen jedoch gesucht 

 und werthlos. 



II. Methoden zur unmittelbaren Bestimmung der Constauten eines 

 Naudet'schen Federbaroraeters. 



Bei der Aufstellung von Methoden zur Bestimmung der Correctionen 

 c", c', c oder der Constanten a, b, c eines Naudet'schen Aneroids hat 

 man zu fragen, welche physicalische Hilfsmittel hiefür zu Gebote stehen : 

 ob diese Bestimmung nur für ein Aneroid oder gleichzeitig für zwei 

 oder mehrere zu machen ist; ob man Sommer- und Wintertemperaturen, 

 den Druck der Atmosphäre auf Bergen und in Thälern dazu benützen 

 kann, oder die erforderlichen Temperaturgrade und Drückungen künst- 

 lich erzeugen muss; endlich ob bei den Berechnungen der Beobachtungen 

 die Wahrscheinlichkeitsrechnung angewendet werden darf oder nicht. 

 Wir werden nach und nach verschiedene Methoden kennen lernen; 

 zunächst gehen wir darauf aus , mit allen Hilfsmitteln , welche uns 

 Physik und Mathematik darbieten, die Constante c und die Coefficienten 

 a und b so direct als möglich zu bestimmen und die Richtigkeit der 

 im I. Abschnitte aufgestellten Definitionen und Gleichungen zu beweisen. 



1. Die Constante c. Wenn es sich lediglich um die Stand- 

 correction c eines Naudet'schen Aneroüds handelt, so folgt aus Gleichung 

 (4) sofort, dass diese Grösse direct erhalten werden kann, wenn man 

 das Aneroid einer Temperatur t = und einem Drucke A^ = 760""™ Qu. 

 aussetzt, denn in diesem Falle geht die Gleichung (4) in (1) über, 

 wonach c = 760 — Bq ist. Dieses Verfahren setzt erstens einen 

 Normalbarometer oder wenigstens einen sehr guten Gefässbarometer, 

 dann eine Luftpumpe mit entsprechender Glocke, in der das Aneroid 



Abb. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wies. XI. Bd. III. Atbh. 5 



