34 



auf 0^ abgekühlt werden kann, und schliesslich ein mit der Luftpumpe 

 in Verbindung zu setzendes Quecksilbermanometer voraus. Mit diesen 

 Hilfsmitteln habe ich die Standcorrection in folgender Weise bestimmt. 



Das Aneroid wurde in eine hinreichend weite und tiefe cylindrische 

 Schüssel von Weissblech und mit dieser in eine zweite grössere mit 

 Eis gefüllte Schüssel von gleichem Metall gestellt und dann in eine 

 hinreichend grosse und dicke Metallglocke gebracht, die sich durch ein 

 dickes Spiegelglas luftdicht abschliessen Hess. Die Glocke stand durch 

 eine metallene Röhre mit einer Luftpumpe in Verbindung und eine 

 zweite Röhre verband diese Pumpe mit dem einen Schenkel des vorhin 

 erwähnten und aus zwei mit Quecksilber gefüllten Barometerröhren 

 bestehenden Manometers, dessen anderer Schenkel gegen die Atmosphäre 

 offen war. Der Druck der Atmosphäre wurde am Normalbarometer 

 des physicalischen Cabinets der hiesigen polytechnischen Schule ge- 

 messen. Sobald durch die Luftpumpe auf das Aneroid und den Manometer 

 ein Druck ausgeübt wurde, der den der Atmosphäre übertraf oder nicht 

 erreichte, entstand in .den beiden mit Quecksilber gefüllten Röhren de& 

 Manometers eine Niveaudifferenz, deren Grösse ein in passender Ent- 

 fernung stehender Kathetometer genau angab. 



Selbstverständlich kann ein einziger Beobachter die eben erwähnten 

 Grössen nicht gleichzeitig übersehen ; ich wurde daher bei den in Rede 

 stehenden Versuchen von dem Assistenten am physicalischen Labora- 

 torium und Privatdocenten Herrn Edelmann und vom Assistenten des 

 geodätischen Instituts des hiesigen Polytechnicums Herrn De eher unter- 

 stützt: Der erstere handhabte die Luftpumpe, der letztere den Kathe- 

 tometer, während ich das Aneroid und den Normalbarometer ablas. 

 So erhielten wir am 21. und 22. December 1873 die in den ersten 

 4 Spalten der Tafeln Nr 1, Nr 2 und Nr 3 stehenden Zahlen, von denen 



Nq den auf 0^ reducirten Stand des Normalbarometers, 

 Kq die kathetometrisch bestimmte Druckdifferenz, 

 Aq den auf 0° reducirten Gesammtdruck Nq + K^ und 

 Bq den auf 0*^ reducirten Stand des Federbarometers 



in Millimetern bezeichnet, und wozu nur zu bemerken ist, dass, da sich 

 die Temperatur des Aneroids nicht genau auf 0*^ erhielt, kleine Reduc- 



