48 



dass sich bei gleich grossen und sonst gleich beschaffenen Aneroiden 

 mit Schablonenscalen die Teraperaturcoefficienten nicht oder nur unbe- 

 deutend von einander unterscheiden. Dieses und das in den Formeln 

 (9) enthaltene Ei'gebniss veranlassten mich zu der weiteren Untersuchung: 



III. Ob für Naudet'sche Federbaronieter von gleicher Beschaffenheit auch 

 die Wärme- und Theilungs-Coefftcienten unter sich gleich sind. 



Theoretisch genommen, d. i. unter Voraussetzung völliger Gleichheit 

 der Materialien und der Form und Grösse aller gleichnamigen Con- 

 structionstheile mehrerer Aneroide, kann die vorliegende Frage nur 

 bejaht werden; vom practischen Standpunkte aus wird aber jeder 

 Beobachter dagegen einwenden, wie ich es mir gegenüber selber gethan 

 habe, dass die gleichzeitige Erfüllung aller dieser Bedingungen unwahr- 

 scheinlich ist und von einem Instrumente nicht verlangt werden kann 

 das höchstens hundert Reichsmark kostet. 



Fordern kann man diese Eigenschaft gewiss nicht, wenn sie aber 

 in Folge tausendfältiger Anfertigung eines und desselben Gegenstands 

 in demselben bis zu einem hinreichenden Grade wirklich vorhanden 

 ist, so darf sie auch eines practischen Bedenkens wegen nicht übersehen 

 werden. Die Werthe, welche in den Formeln (9) für b und in (15) 

 für a erhalten wurden, zeigen unter sich eine solche Uebereinstimmung, 

 dass ich mich, wie schon bemerkt, veranlasst fand, diese Uebereinstimmung 

 an den hier in Rede stehenden drei Naudet'schen Aneroiden in folgender 

 Weise noch weiter zu untersuchen. 



1. Der Wärmecoef ficient a. Hat man eine grössere Reihe von 

 gleichzeitigen Beobachtungen bei gleichem Luftdruck aber verschiedener 

 Temperatur an zwei gleich hoch gelegenen Aneroiden gemacht, so gilt 

 für jedes solche Paar von Beobachtungen jene Gleichung, welche die 

 auf 0^ reducirten Barometerstände Aq (die aber hier nicht beobachtet 

 zu sein brauchen) einander gleich setzt. Bezeichnen 



Bi , Bo , B3 die am Aneroid Nr I abgelesenen Barometerstände, 



t, , tj , tg . . . . die zugehörigen Temperaturen des Instruments, 



B'i , B'a , B3 .... die am Aneroid Nr II abgelesenen Barometerstände u. 



t', , tä , to . . . . die zugehörigen Angaben des Instrumenthermometers, 



