70 



Nr 11 bis Nr 20 in Tafel Nr 15 und der Nr 1 bis 26 in Tafel Nr 16 

 gegeben war. In der letzteren Tafel blieb desshalb die Spalte Ao 

 ganz weg. 



Auch bei den hier mitgetheilten Nivellementen sind die mittleren 

 Fehler einer ganzen Beobachtung in Uebereinstimmung mit jenen der 

 beiden vorausgegangenen Nivellirungen, indem sich für München-Landshut 

 f- +0,147'""\f' = ± 1,76"' und für Landshut-Regensburgf = ±0,135""", 

 f' = ± 1,68"" ergibt. 



Berechnet man den mittleren Fehler einer ganzen Beobachtung aus 

 sämmtlichen am 26. und 30. Sept. , dann zwischen dem 7. undlO. Oct. 1873 

 angestellten Messungen, so wird derselbe = i 0,132""" Druck- und 

 = + 1,525™ Höhendifferenz: es lässt sich also auf Grund meiner 

 83 Beobachtungen behaupten, dass man mit einem guten Naudet'schen 

 Federbarometer, dessen Constanten richtig bestimmt sind und das mit 

 Vorsicht, namentlich mit Anwendung von Controlbeobachtungen , ge- 

 braucht wird, die Fixpuucte eines Strassen- oder Eisenbahnzugs derart 

 nivelliren kann, dass der mittlere zu befürchtende Fehler jeder Höhen- 

 bestimmung nicht mehr als + 0,132 Millimeter Quecksilberdruck oder 

 + 1,525 Meter Lothabstand beträgt, d. h. die für die eben genannten 

 Fixpuucte gefundenen Höhendifferenzen h weichen durchschnittlich 

 anderthalb Meter von dem richtigen Werthe ab; es kommen also auch 

 grössere und kleinere Abweichungen als ± 1,5'" vor, wie denn in der 

 That auch von den in den Tafeln Nr 13, 14, 15, 16 zusammengestellten 

 83 ganzen Beobachtungen nur 4 genau den mittleren Fehler, 28 Beob- 

 achtungen grössere und 51 kleinere Fehler als + 1,5" haben. 



VI. Ueber die Bestinnnung grosser Höhenunterschiede mit Hilfe von 

 ' Naudet'sclien Federbaronieteru. 



Mit den Federbarometern Nr I und II wurden nur zwei grosse 

 Höhenunterschiede gemessen, nämlich am 3. October 1872 die Höhe des 

 Wendelstein über dem Wirthshause zu Zell und am 12. und 13. Sept. 1873 

 die Höhe des Hochgern über der Eisenbahnstation üebersee im Bayeri- 

 schen Hochland , und beide Messungen haben übereinstimmend die That- 

 sache bewiesen, dass sehr starke Bewegungen des Zeigers, welche durch 

 grosse Höhenunterschiede veranlasst sind, stets Vergrösserungen der 



