367 



Auf dem obern Ende der Stundenaxe sitzt normal der Stundenkreis. 

 Er kann auf dieser gedreht und durch den randrirten Kopf (zur Dreh- 

 ung der Axe) in jeder Lage festgesetzt werden. Der Nonius zur Ab- 

 lesung des Stundenkreises sitzt fest auf dem Stundenbogen und kann 

 nicht verstellt werden, da der Kreis zum Verstellen ist. 



Diametral zum Stundenring und senkrecht zur Stundenaxe ist die 

 Absehnslinie in dem Stundenringe angebracht. Sie wird gebildet durch 

 eine runde Oeffnung in der innern Eläche des Stundenringes , durch 

 welche die Sonnenstrahlen einfallen und auf einer diametral gegenüber- 

 stehenden Platte im Stundenring das Sonnenbild zeigen. Die Oeffnung 

 ist in einer conischen ausgedrehten Büchse angebracht , welche sich in 

 den Stundenring einsetzt. Sie kann herausgenommen und dagegen eine 

 andere ähnliche Büchse mit genau centrirter äusserst dünner Linse von 

 der Brennweite des Abstandes der Kreuztafel ersetzt werden. Die Linse 

 gibt ein 4 Sonnenscheine helles scharf begrenztes Bild. Beide Büchsen 

 schieben sich im Stundenring noch etwas tiefer als die innere Eläche 

 desselben, genau so viel tiefer, als die Platte mit dem Kreuze über die 

 innere Ringfläche vorsteht. Beide Büchsen sind innen conisch ausgedreht 

 und nach aussen erweitert, damit die Sonnenstrahlen auch beim höchsten 

 und tiefsten Stand der Sonne direkt auf die Oeffnung treffen. 



Die Platte für das Sonnenbild trägt ein auf Neusilber gezogenes 

 Doppelkreuz. Der Abstand der Linien ist nahe gleich dem Durchmesser 

 des Sonnenbildes. Diese Platte ist befestigt an dem Declinations-Nonius, 

 der sich auf dem Stundenrim>e verschieben lässt. 



Die einfallenden Sonnenstrahlen bilden mit dem inneren Durchmesser 

 des Stundenringes Peripherial-Winkel. Die Theilung auf dem Ringe für 

 die Declinationen der Sonne ist desshalb in Peripherial-Winkeln also 

 gleich der halben Zahl der Centralgrade aufgetragen. Der Nonius gibt 

 unmittelbar Minuten der Peripheiäal-Winkel und lässt noch Vs Minute 

 schätzen. Fig. 1 gibt die Durchschnittszeichnung des Chronoskops in 

 wahrer Grösse in der Verticallage der Stundenaxe. Fig. 2 gibt die Ab- 

 bildung in der Richtung senkrecht darauf. 



Dieses in obigem beschriebene Instrument würde nur sehr mangel- 

 hafte Bestimmungen liefern, wenn wir nicht darauf ausgingen jetzt alle 

 Fehlerquellen zu studiren und mechanisch zu berichtigen. Ihre numerische 

 Abh. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. X. Bd. II. Abth. 4 7 



