368 



Bestimmung ist hier nicht Aufgabe, weil das Resultat direkt und ohne 

 Rechnung gefunden werden soll. Diese Berichtigung des Instrumentes 

 braucht natürlich nicht bei jeder neuen Messung vorgenommen zu 

 werden, sondern kann für lange Zeit gelten. 



§6. 

 Berichtigung des Instrumentes. 



Das berichtigte Instrument muss folgende Bedingungen erfüllen : 



1) muss die Verticalaxe senkrecht stehen, sowohl in der Ebene des 

 Meridianbogens als senkrecht darauf, 



2) soll der Meridianbogen an seinem Nonius 90° zeigen, wenn die 

 Stundenaxe senkrecht steht, 



3) muss der Meridianbogen oder besser die Stundenaxe in jeder 

 Lage des Meridianbogens in einer Verticalebene liegen, 



4) soll die Absehnslinie oder die Gerade, welche die Mittelpunkte 

 der Oeffnung für das einfallende Licht und des Doppelkreuzes 

 der Bildtafel verbindet, senkrecht stehen, wenn die Stundenaxe 

 horizontal liegt. 



Dabei soll 



5) der Declinationsnonius des Stundenringes Null zeigen in der 

 Ebene des Meridianbogens und 



6) soll, wenn die Gesichtslinie in einer normal zum Stundenkreis 

 gestellten Verticalebene liegt, der Nonius des Stundenkreises h 

 zeigen, 



7) muss der Abstand der Lichtöffnung und der Abstand der Bild- 

 platte, beide vom Mittelpunkt des Stundenringes gleich sein, 



8) ' darf sich das Bild der Sonne nicht verstellen , wenn der Conus 

 mit der Lichtöffnung um seine Axe gedreht wird. 1 ) 

 Die Ausführung dieser Berichtigung fordert 3 Libellen. Niveau 1 

 sitzt fest an der Klemme des Meridianbogens und dreht mit diesem um 



1) Die Untersuchung der Excentricitäten der Theilungeh kann füglich unterlassen werden, 

 da alle Kreise auf der Theilmaschine vor dem Theilen mit Fühlhebel genau centrirt 

 wurden. 



