372 



die man einstellen will, dagegen von der Ablesung abzuziehen 

 (mit Rücksicht auf Zeichen) , wenn man aus der Ablesung die 

 richtige Zahl finden will. 



*&' 



Berichtigung der Declinationsgrade. 



Da die Declinationstheilung in Peripherialgraden aufgetragen, ist 

 sie nur richtig, wenn die Oeffnung für das einfallende Licht genau in's 

 Centrum der Theilung trifft. Man kann diesen Satz auch so ausdrücken: 

 Die Peripherialgrade sind richtig, wenn die Lichtöffnung und die Tafel 

 für das Bild der Sonne gleichen Abstand vom Centrum des Stunden- 

 ringes haben. 



Es ergibt sich daraus gleich eine mechanische Prüfung. Denn sind 

 die beiden Abstände gleich, so müssen auch ihre Chorden, gemessen an 

 der innern Cy linderfläche des Stundenringes , gleich sein. Durch eine 

 Lehre von Messingblech kanm man diess sehr leicht und genau unter- 

 suchen. 



Indessen ist es auch leicht den Werth der Declinationsgrade aus 

 Beobachtungen zu bestimmen. Misst man nämlich einen Höhenwinkel 



*ö 



nur mit dem Meridianbogen, wobei der Declinationsnonius auf Null 

 gestellt ist, dann aber indem der Declinationsnonius auf eine grössere 

 Declination — etwa 20° gestellt wird, so kann der Unterschied der 

 beiden Messungen nur daher kommen, dass 20° davon durch die Decli- 

 nationstheilung gemessen sind. 



Da man aber das Chronoskop nur auf die Sonne einstellen kann, 

 und diese zwischen den Beobachtungen ihre Höhe ändert, muss man in 

 gleichen Zwischenzeiten die Messungen vornehmen und zwar abwechselnd 

 in ungerader Zahl, damit das Mittel der Zeiten z. B. der 1. und 3. Be- 

 obachtung mittels des y-Bogens zusammenfällt mit der Zeit der 2. 

 Beobachtung bei verstelltem Declinationsnonius. 



In solcher Weise wurden nachstehende Beobachtungen gemacht. 



München 1868. Febr. 16. 

 Der Nullpunkt des Declinations-Nonius ist 



= + 6'. 



