373 



Der Declinations-Nonius wird um 10° verstellt. 



Pendeluhr 



<f-Bog. 





$ 



<P 



,,_,y 



21°42' 13" 



69°24' 



+ 



0° 6' 







46 29 



58 57 



— 



9° 54 



68° 58' 



68°57' 



50 45 



68 32 



+ 



6 



68 32 



68 31.5 



55 



58 6 



— 



9 54 



68 5.5 



68 6.0 



59 16 



'67 39 



+ 



6 







68°3i:8 68°31.'5 



Die (T-Grade sind also auf eine nicht zu verbürgende Grösse 0!3 



grösser als die (p-Graäe. D. h. die 

 Ablesungen müssen um den ent- 

 sprechenden Theil vergrössert, 

 die Einstellungen eben so viel ver- 

 kleinert werden. 



Wenn der Unterschied beträcht- 

 lich wäre, dürfte die Differenz nicht 

 dem Winkel proportional gesetzt 

 werden. Der strenge Werth für 

 jedes $ ergibt sich, wie folgt: 



Sei AB = 2 r der innere Durch- 

 messer des «^-Ringes. 

 A die Dicke, um welche die Tafel näher als die Oeffnung beim 

 Centrum ist, so hat man, wenn d die Declination der (•) bezeichnet 



(6) 

 (6') 



r Sin $ = Sin (<? + 2 dcT) (r — a) 



r Sin (5" 



A = r 



oder 



Sin (d + 2 dS). 

 Da 3 und dd aus den Messungen bekannt und r — 17'" ist. 



so 



findet sich hiernach A und damit dd für jeden Werth von d. 



Beispiele der Anwendung des Chronoskop's. 

 Zeitbestimmung . 

 Die Einstellung des Instrumentes fordert die Kenntniss von 2 Zahlen- 



