Beilage. 



Verbesserung in der Construction des Chronoskop's. 



Zu § 5. Construction. 



Die obige Construction ist hervorgegangen aus der Absicht , den 

 Apparat möglichst einfach zu halten. Dass damit Uebelstände verbunden 

 sind, die sich in geringerer Genauigkeit des Resultates fühlbar machen, 

 wird Jeder sehen, der den Bau astronomischer Instrumente genauer 

 studirt hat. 



Der schwächste Theil der Construction ist die Absehnslinie. Sie 

 gibt ein so kleines Sonnenbild (nur 0'!'3 Durchmesser), dass Einstellungs- 

 fehler von a /2o Durchmesser = 6" Zeit unvermeidlich sind. Diese Un- 

 sicheit trifft allerdings nur den zufälligen Beobachtungsfehler d. h. sie 

 kann durch Wiederholungen der Einstellungen beliebig verkleinert 

 werden. Aber es wären 36 Beobachtungen nöthig, um 1" sicher zu 

 bekommen und das nur unter der Voraussetzung, dass die constanten 

 Fehler = sind. Obige Voraussetzung ist aber nicht begründet, weil 

 jedes Instrument nur bis zu der in der Berichtigung bleibenden Un- 

 sicherheit genau ist, also immer noch Fehler begeht. Hier aber ist 

 nicht darauf angetragen, diese Fehler zu eliminiren, weil nur in Einer 

 Lage der Absehlinie beobachtet werden kann. 



Sollte also das Instrument unabhängig werden von den Nullpunkts- 

 bestimmungen , so müssten Einstellungen auf beiden Seiten jedes Null- 

 punktes möglich gemacht sein. Die Gesichtslinie müsste überdiess ein 

 scharf begrenztes und viel grösseres Bild der Sonne geben. 



