382 



Diese Betrachtungen weisen wieder darauf hin , dass ein richtig 

 gebautes Chronoskop ein Aequatoreal werden muss, was noch eine dritte 

 Axendrehung um die Verticalaxe hat. 



Es lassen sich also auch hier wie in der Instrumentalastronomie 

 die 2 Absichten nicht vereinigen, nämlich möglichst einfache Con- 

 structiön und möglichst grosse Genauigkeit. Man muss die letzte opfern, 

 wenn man die erste will und umgekehrt. Indessen führt auch hier ein 

 Mittelweg direkt zum Ziel und ich will desshalb die Aenderung der 

 ersten Construction angeben, welche die Unsicherheit der Bestimmung 

 in die Grenzen der Sicherheit der Ablesungen der Kreise zurückführt. 



Fig. 3 und 4, Tafel 2. zeigt die Construction der verbesserten 

 Gesichtslinie. 



In dem Stundenring dreht eine Alhidade mit diametral gegenüber- 

 stehenden Nonien. Auf dieser Alhidade sitzt ein ganz kleines Fernrohr 

 von nur 2'" Oeffnung und 12'" Brennweite. Das Sonnenbild im Brenn- 

 punkt wird etwa 10 mal vergrössert durch ein Kugelokular. 



In möglichst grossem Abstand hinter dem Okular und in der Ver- 

 längerung des Axenstrakls des Fernrohres sitzt eine Bildtafel. Das 

 Okular wird soviel herausgezogen , dass auf dieser zum Axenstrahl nor- 

 malen Ebene ein scharfes Bild der Sonne entsteht. Wenn dieses Bild 

 der Sonne 2'" im Durchmesser hat, so ist es nahezu so hell als direkter 

 Sonnenschein und gestattet folglich eine genaue Beobachtung der Ränder 

 gegen die Linien auf der Bildfläche, die statt der Fäden des Fern- 

 rohres funktioniren. Dieses Fernrohr kann auf beiden Seiten des 

 Stundenringes nach der Sonne gerichtet werden und die Berichtigung 

 der Gesichtslinie benöthigt hier kein Niveau. Es entfällt daher Niveau 2, 

 indem man, das Instrument als Verticalkreis und als Horizontalkreis 

 durch Einvisiren eines festen Punktes berichtigt, und doppelte Zenit- 

 distanzen bestimmt. 



Zugleich ist die Sicherheit der einzelnen Einstellung 6 mal grösser 

 also auf c a 1" sicher. Noch weiter darin zu gehen, wäre illusorisch, 

 da die Kreise nur auf 1 /-2 Minute eingestellt werden können. 



Es ist also damit das Chronoskop wesentlich genauer und gestattet 

 auch auf andere Objecte z. B. Fixsterne einzustellen, weil ein kleiner 

 Spiegel unter 45° gegen die Absehnslinie direkt hinter das Okular 



