97 



Der Nivellirapparat. 



Die von Ertel & Sohn in München hergestellten Nivellir-Instrumente 

 zeichnen sich vor anderen durch grosse optische Kraft der Fernrohre 

 und ungemeine Empfindlichkeit der Libellen aus. Ihr Mechanismus 

 stimmt im Ganzen mit dem schon länger in diesem Institute üblichen 

 überein , und nur in Einzelnheiten sind auf mein Verlangen neuere 

 Constructionen zur Anwendung gekommen, wie aus der nachfolgenden 

 Beschreibung hervorgeht. 



Das Stativ aus Eichenholz ist leicht und fest nach dem Muster 

 der Berliner Stative, namentlich des Jähns'schen Messtisches, gearbeitet. 

 Die Füsse sind durchbrochen, unten mit Auftritten versehen und oben 

 gabelförmig mit den Vorsprängen des Stativkopfs verbunden. Das 

 Instrument wird unten durch einen Haken mit dreiarmiger Feder 

 und Schraubenmutter am Stative festgehalten. Die Fussschrauben, von 

 denen in der Zeichnung eine fehlt, ruhen auf drei mit dem Stativkpof 

 verbundenen Messingplättchen. Eine dieser Schrauben greift mit ihren 

 Spitzen in die trichterförmige Vertiefung der Unterlage, die andere 

 in eine dreikantige Kerbe des zweiten Plättchens , während der 

 dritte (abgerundete) Schraubenfuss frei auf seinem Messinglager 

 ruht. Diese Einrichtung entspricht ganz ihrem Zwecke, den Schrauben 

 bei einer Ausdehnung des Dreifusses freie Bewegung zu gestatten. Der 

 Centralzapfen ist unten von einem niedrigen Messingcylinder umgeben, 

 an dem der Klemmring schleift, oben endigt er mit einer kurzen, zum 

 Festhalten der Hülse für das Fernrohrlager dienenden Schraube. Der 

 Vorgang bei der horizontalen groben und feinen Drehung ist dem 

 Sachverständigen sofort aus der Zeichnung klar. Die genannte 

 Hülse dreht sich bei geöffneter Klemme frei um den konischen 

 Stahlzapfen und wird dabei zur Vermeidung der Zapfenreibung durch 

 ein quer über ihrer Centralbohrung angeschraubtes federndes Plättchen 

 getragen. An dem seitwärts angebrachten Arme befindet sich die 

 Klemm- und Mikrometer-Vorrichtung zur groben und feinen Vertikal- 

 bewegung. Die Axen der Hülse und des Fernrohrs schneiden 

 sich. Das Fernrohrlager ist ein mit der Hülse fest verbundener 

 Halbcylinder von Messing, dessen gabelförmige Enden rechtwinklig 



13* 



