98 



ausgeschnitten sind, um die Lagerringe des Fernrohrs aufzunehmen. 

 Wagrechte, mit Schrauben festzustellende Schliessen halten Fernrohr und 

 Libelle zusammen. Kleine in diesen Schliessen befindliche Löcher nehmen 

 (mit dem nöthigen Spielraum) die an der Fassung angebrachten 

 Zäpfchen der Libelle auf, um diese bei dem Transport des Instruments 

 vor dem Absturz zu sichern. 



Das Fernrohr hat ein Objectiv von 20 Linien Oeffnung und 

 17,5 Zoll Brennweite. Das mit einem Getriebe zu bewegende Huyghens'sche 

 Ocular gewährt eine 32 malige Vergrösserung. Dieses Ocular ist in den 

 Figuren 5, 6, 8 nach drei aufeinander senkrechten Richtungen durch- 

 schnitten. Man entnimmt daraus, dass der die Collectivlinse tragende 

 und auf einem Stahlkegel gehaltene Ring durch vier Stellschrauben 

 centrirt und zugleich gegen die Mundfläche des Triebrohrs gepresst 

 wird. Das Fadenkreuz besteht aus einem vertikalen und drei horizontalen 

 Fäden. Der vertikale und der mittlere horizontale Faden kleben auf 

 einer Scheibe, deren Form durch die zu Fig. 7 gehörigen Durchschnitte 

 und Projectionen versinnlicht ist. Die Verstärkungen rechts und links 

 tragen den Horizontalfaden und bilden eine Nuth für die Schieber der 

 beweglichen Fäden, während der Vertikalfaden auf den über und unter 

 der Bohrung der Scheibe angeschraubten Verstärkungen ausgespannt 

 ist. Die Schieber sind nach Massgabe dieser Bohrung und Verstärkung 

 ausgeschnitten. Eine gebogene Stahlfeder und zwei ihr entgegenwirkende 

 Stellschräubchen dienen zur Berichtigung der ausserhalb der Mitte 

 liegenden Horizontalfäden. Diese beiden Fäden und der ihnen parallele 

 mittlere bezeichnen auf dem Bild der Ziellatte drei Punkte, deren 

 Höhen, zu einem Mittel vereinigt, ein genaueres Resultat geben als der 

 mittlere Faden allein. Gleichzeitig kann damit die Entfernung der 

 Latte vom Instrument bestimmt werden. 



Die auf dem Fernrohr stehende Libelle ist mit einer in Pariser 

 Linien getheilten Scala, deren Theile einem Winkel von nahezu 4,5 Secunden 

 entsprechen, versehen und in eine halbrunde, oben mit einem Deckel 

 geschützte Hülse so gefasst, dass nur die Theilung freibleibt. Die Ziffern 

 sind weiss auf den gebräunten Messingdeckel geschrieben, so dass von den 

 rechts und links vom Nullpunkte liegenden 22 Theilstrichen jeder fünfte 

 bezeichnet ist. Die Libellenfüsse und die an ihnen angebrachten Stell- 



