100 



selbst besteht einfach darin, dass bei einspielenden Dosenlibellen (also 

 lothrechter Lattenstellung) die Diopter auf das in der Axe liegende 

 Bohrloch der Höhenmarke gerichtet, die ganzen Centimeter an der 

 Latte und die Theile derselben an dem Schieber abgelesen werden. Um 

 allenfallsige Fehler in den Richtungen der Absehlinie und der Latte zu 

 beseitigen, wird dieses Verfahren auch an der andern Lattenkante 

 wiederholt und aus beiden Messungen das Mittel genommen. 



Was die Höhenmarken betrifft, von denen schon einige Male die 

 Rede war, so besteht ihr wesentlichster Theil aus einem Messingbolzen 

 von 1 Decimeter Länge und 2 Centimeter Dicke, welcher sich nach 

 der Mauer hin kegelförmig verstärkt und nach aussen ein centrales 

 4 Millimeter weites Bohrloch hat. Dieser Bolzen wird mit Hilfe von 

 Bleiringen und Cement iu der betreffenden cylindrischen Steinbohrung 

 horizontal befestigt, während rechts und links von ihm in die Mauer 

 getriebene Holzdübel dazu dienen , eine gusseiserne Platte mit der 

 Aufschrift „Höhenmarke" zu tragen. Diese Platte ist durch Schrauben 

 an die Dübel befestigt, und zwar so, dass ein in ihrer Mitte angebrachtes 

 Loch die centrale Bohrung des Messingbolzens erkennen lässt. Um 

 diese gegenseitige Lage zu erreichen, wird während des Anheftens der 

 Gussplatte durch diese ein Centrirstift in den Bolzen gesteckt und 

 wagrecht gerichtet. Die Aufschrift der Höhenmarken und ein über die 

 Mittelöffnung hingehender wagrechter Streifen sind auf vielen Platten 

 weiss emaillirt, während der grössere Theil diesen schützenden und 

 leicht sichtbaren Ueberzug: nicht besitzt. 



A o 



Das Nivellir-Yerfahren. 



Durch die Methode des Nivellirens „aus der Mitte der Station" 

 werden die constanten Fehler, welche in der Beschaffenheit des Instrumentes, 

 sowie in der Erdkrümmung und Strahlenbrechung ihren Grund haben, 

 grösstentheils eliminirt, wesshalb diese Methode allen anderen vorzuziehen 

 ist. Um jedoch gegen grobe Messungsfehler geschützt zu sein und ein Urtheil 

 über die Grösse der übrigbleibenden unvermeidlichen Beobachtungsfehler 

 zu erlangen, wird jede Linie zweimal aus der Mitte nivellirt. 



Dieses doppelte Nivellement lässt sich mit je Einem Standpunkte 

 des Instruments ausführen, wenn man nur die Standpunkte der Latte 



