103 



werden konnten. Von dieser Vergleichung hing es ab, ob diese Rück- 

 oder Vorblicke zu wiederholen waren oder nicht. 



Weil die Erhöhung der Ziellatte auf dem oberen Stahlknopf 3,5 cm 

 betrug, so erfolgte die Abschätzung der Decinialtheile an allen drei Fäden 

 sowohl in einem andern Centimeterfeld als auch an einer andern Stelle des 

 Feldes wie zuvor, wo die Latte auf dem untern Stahlknopf stand, und es 

 konnten dadurch gewohnheitsmässige, namentlich durch Irradiation des 

 Auges erzeugte Schätzungsfehler sofort bemerkt und verbessert werden. 



War für zwei Rück- und Vorblicke die Grösse e in dem Ausdrucke 



o + m = u H- e 

 grösser als \/d, wo d den Abstand der Ziellatte vom Instrument in 

 Metern bedeutet und e in Decimillimetern zu verstehen ist . so wurden 

 nicht bloss die betreffenden Blicke, sondern der ganze Stand wiederholt, 

 um alle mittlerweile eingetretenen Veränderungen am Instrumente oder 

 in der Atmosphäre nicht unberücksichtigt zu lassen. Veränderungen 

 in der Lage der Fussplatten wurden niemals beobachtet, so lange 

 dieselben neben einander lagen, und erst nach dieser Erfahrung ging 

 man zum Aufeinanderlegen der Platten über. Lässt sich hiedurch auch 

 eine während des Uebergangs von einem Doppelstande zum andern 

 mögliche Verschiebung der Fussplatte nicht mehr erkennen, so waren 

 die Vortheile der neuen Einrichtung doch so überwiegend , dass auf 

 die eben berührte Möglichkeit keine weitere Rücksicht genommen wurde. 

 Denn die Correspondenz zwischen den beiden Instrumenten , welche 

 bisher durch Sprachrohr und geschriebene Zettel unterhalten wurde 

 beschränkte sich jetzt auf wenige ausserordentliche Mittheilungen', da 

 an jedem Instrumente die mit demselben begangenen Beobachtungsfehler 

 selbständig ermittelt werden konnten. 



Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass auf das Auflegen und 

 Abheben der oberen Platte , sowie auf die Reinhaltung des Zwischen- 

 raums beider grosse Sorgfalt verwendet wurde. Da man sich indessen 

 in dieser Beziehung nie ganz auf die Messgehilfen verlassen kann, so 

 dürfte sich ein von Herrn Ingenieur Vogler ausgehender Vorschlag; 

 nur Eine Platte zu verwenden , die Latte aber mit zwei Theilungen zu 

 versehen, deren Anfangspunkte um eine constante Grösse übereinander 

 liegen, zur Ausführung empfehlen. 



Abh. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. X. Bd. III. Abtli. 1 4 



