105 



berechnet. Die genaue Abgleichung der Zielweiten geschah auf Grund 

 der Lattenabschnitte, welche, dem Abstände der äusseren Ocularfäden 

 entsprechend, sogleich während der Arbeit ermittelt und bis zum Schluss 

 der Abtheilung fortlaufend summirt wurden. 



Man muss zugeben, dass der wirkliche Nutzen einer solchen Schluss- 

 abgleichung nicht ganz ihrem theoretischen Werthe entspricht. Denn 

 dieser beruht auf der stillschweigenden Voraussetzung, die Fehler des 

 Instruments blieben während der Aufnahme einer ganzen Abtheilung 

 gleich gross, während sie in der That innerhalb gewisser Grenzen 

 schwanken. Häufige Beobachtungen bewiesen jedoch, dass diese Grenzen 

 in dem vorliegenden Falle sehr nahe aneinander liegen, jene Voraus- 

 setzung also nahezu erfüllt ist. Erst auf Grund dieser Erfahrungen 

 wurde das beschriebene Verfahren angenommen, während früher die 

 Fehler Nr. 1 , 2 und 4 für jeden Vor- und Rückblick durch Drehen 

 des Fernrohrs um 180° und Umsetzen der Libelle eliminirt wurden. 



Konnte hienach auf Grund bestimmter Erfahrung eine verzögernde 

 Vorsichtsmassregel, welche anfangs 24 und später 18 Fadenablesungen 

 für jeden Instrumentenstand forderte, aufgegeben werden, so musste 

 dagegen in Folge weiterer Erfahrungen unserer Ingenieure eine andere 

 eingeführt werden. Es zeigte sich nämlich , dass rasche Temperatur- 

 wechsel ein allmähliges Heben oder Sinken des Fernrohrs und damit 

 der Visirlinie bewirkten, abgesehen davon, dass der aufthauende 

 Boden ein Nachsinken des Instrumentes hervorrief, und dass zuweilen, 

 namentlich am Abend, die Theilung der Latte gehoben erschien, 

 wenn nach einer Pause Rück- und Vorblicke wiederholt wurden. Diese 

 Erhöhung überschritt sowohl den möglichen Beobachtungsfehler als die 

 gewöhnliche Grösse der terrestrischen Strahlenbrechung, und es lässt 

 sich dieselbe nur durch eine abnorme Refraction, erzeugt durch unregel- 

 mässige Dichtigkeitsverhältnisse der untersten Luftschichten, in denen 

 das Nivelliren vor sich geht, erklären. 



Gegen diese Refractionswirkungen sowohl als gegen das eben 

 besprochene Heben und Sinken des Fernrohrs suchten wir uns durch 

 folgende Modificationen des oben beschriebenen Nivellirverfahrens zu 

 schützen : es wurden nämlich nunmehr in jedem Stande auf die Ablesung 

 eines Rückblicks sofort die beiden Vorblicke erledigt und dann erst der 



14* 



