122 



stimmten in ihrer durchschnittlichen Angabe innerhalb 0°,2 C überein, 

 und da dieser Unterschied von Zufälligkeiten herrühren kann, so nahm 

 man das Mittel aus den Angaben beider Thermometer als die Temperatur, 

 bei welcher die Vergleichung stattfand. Diese Temperatur schwankte 

 während einer Reihe von Beobachtungen , welche zuweilen 4 Stunden 

 in Anspruch nahm, nie um mehr als 0°,5 C, wesshalb wir eine solche Beob- 

 achtungsreihe als bei gleicher Temperatur gemacht ansahen, zumal wir 

 wegen des ausgleichenden Mediums (Luft) kaum hoffen konnten , die 

 Temperatur des Masstabs genauer als auf 0°,5 C bestimmt zu haben. 



Sämmtliche Massvergleichungen fanden im ungeheizten Zimmer bei 

 sorgfältig verschlossenen Thüren und Fenstern und einer Temperatur 

 von + 7° bis + 13°C statt. Latten und Messapparat sind stets in 

 diesem Räume verblieben, und erstere lagen hiebei auf niederen Böcken 

 über zwei langen Tischen , auf welchen ein besonders dafür gefertigtes 

 Kästchen mit dem Mikroskop hin und her geschoben werden konnte. Es 

 versteht sich von selbst, dass letzteres genau auf die Entfernung eingestellt 

 wurde , welche der Berührungslinie der beiden Scalen entsprach. Da 

 die die Scalen tragenden Flächen senkrecht zu einander standen, so 

 war die Axe des Mikroskops unter einem Winkel von 45° gegen jede 

 Fläche geneigt. 



Die ideale Metergrenze ist auf der Lattenscala wegen des oben 

 besprochenen Constructionsfehlers nicht klar bezeichnet und wurde 

 darum in der Mitte zwischen den sich überragenden Grenzen zweier 

 aufeinander folgenden Centimeter angenommen und durch Einstellung 

 auf jede dieser Grenzen gefunden. Zur Erläuterung dieses Verfahrens 

 haben wir in Fig. 3 eine Abbildung des Gesichtsfelds des Mikroskops 

 beigefügt. In dieser Figur bedeutet a den Messingmassstab mit einem 

 Theilstrich und b die Latte mit zwei sich übergreifenden schwarzen 

 Feldern, zwischen deren Grenzlinien hier der Theilstrich c steht, dessen 

 Abstand sowohl von der einen als von der anderen mit dem Mikroskop 

 zu messen war. 



Von den beiden Messingmasstäben ist nach den Angaben Breit- 

 haupts der eine bei 0°, der andere bei + 18° C genau 1 Meter lang. 

 "Wir verwendeten zu jeder Massvergleichung beide Stäbe und erhielten 

 so zwei von einander ganz unabhängige, zu verschiedenen Zeiten aufge- 



