302 



wurden, in einem Räume also, der nur einem massigen Luftstrome aus- 

 gesetzt war, so musste ich in dieser Hinsicht eine Controlle vornehmen, 

 wie weit die Angaben dieses Instrumentes mit den direkten Wasserbe- 

 stimmungen übereinkommen oder davon differiren. Ich habe desshalb 

 die Bestimmungen mit dem August'schen Psychrometer für jede Beob- 

 achtung doppelt ausgeführt, nämlich einmal feststehend, so dass die 

 Kugel des Thermometers nur dem unmerklichen Luftzuge im Zimmer 

 ausgesetzt war und dann Hess ich dasselbe massig schwingen. Hiezu 

 war es an einem Faden an seinem Oehr aufgehängt und bildete solcher 

 Gestalt ein Pendel, welches in der Minute 36 Schwingungen machte und 

 dabei eine Amplitude von 48 ° hatte. Die auf letzterem Wege erhalte- 

 nen Zahlen sind in der Tabelle als die des schwingenden Thermometers 

 neben dem feststehenden eingetragen. Durch einen vergleichenden 

 Blick auf beide und die durch den Aspirator erhaltenen Zahlen wird 

 man sich leicht überzeugen, wie unumgänglich nothwendig für die rich- 

 tigen Angaben des Psychrometers es ist, in solcher Weise einen schwa- 

 chen Luftstrom auf ihn wirken zu lassen. Den Wassergehalt der psy- 

 chometrischen Bestimmungen habe ich nach der neuesten Auflage der 

 August'schen Tafeln*) berechnet. 



Was die Angaben der absoluten Dunstmenge anbelangt, so habe 

 ich dieselben aus dem jedesmal für Temperatur und Barometer reducir- 

 ten Volumen des Aspirators auf 1 Cub. Fuss preuss. und Lothe berech- 

 net, aus dem Grunde, weil ich dadurch eine leichtere Vergleichung 

 meiner Resultate mit denen späterer Experimentatoren, die sich des 

 August'schen Psychrometers bedienen, zu erzielen glaube, und es vor- 

 zugsweise nur auf die Relation derartiger Bestimmungen ankommen 

 wird; bekanntlich ist in den August'schen Tafeln diese Einheit einmal 

 angenommen. 



*) August's Psychrometertafeln. Berlin 1848. 



