303 



Regnault machte zuerst in seiner denkwürdigen Arbeit über Hy- 

 grometrie *) auf die bedeutenden Mängel aufmerksam, welche die theo- 

 retisch so schöne und einfache Formel August's mit sich führe. Es ist 

 als ein grosser Fortschritt in der Psychrometermethode anzuführen, dass 

 er die der August'schen analoge eigene Formel: 



e = e' — 0,0006246 (t — t'J b 



unter die allgemeine Gestalt 



e — e — A (t — b 



brachte, und durch eine ausgezeichnete Versuchsreihe nachzuweisen 

 suchte, dass diese Formel einen richtigem Ausdruck abgebe für die 

 Spannung des hygrometrischen Dunstes, wenn dabei nämlich das A, 

 offenbar nach dem Standorte des Instrumentes wechselnd, eben für den 

 betreffenden Standort bestimmt wird, dann aber mit hinreichender Zuver- 

 lässigkeit der ganzen an diesem Beobachtungsort zu machenden psy- 

 chrometrischen Messungen zu Grunde gelegt werden könne. 



Allerdings ist hiedurch das Psychrometer aus der Reinheit seiner 

 theoretischen Entwicklung herausgerissen , jedoch zu seinem eigenen 

 Vortheil, indem es gleichzeitig zu einem praktisch viel brauchbareren 

 Instrumente erhoben wird. Während bei Bestimmungen auf Sternwarten 

 und meteorologischen Stationen die Mängel nicht so fühlbar sind, da 

 man daselbst den Ort der Aufstellung wählen kann, so treten sie um 

 so deutlicher hervor, bei Bestimmungen wo diess, wie bei den meinigen, 

 nicht möglich ist. Wie ausserordentlich aber der Aufstellungsort und 

 zufällige Umstände auf die Anzeigen des Instrumentes einwirken, er- 

 sieht man daraus, wenn man die extremen Werthe für das wechselnde 

 A, im Freien und in einem kleinen Zimmer miteinander vergleicht, — 

 eine Versuchsreihe, in welcher dieser Coefficient aus dem mit Hülfe der 



*) Poggendorfs Annal. 1853. 8. 426. 

 Abhl. d. IL Gl. d. k. Ak. d. Wiss. VIII. Bd. It. Abth. 40 



