319 



mit der Hand geschehen, sondern muss von einem Uhrwerk besorgt 

 werden. Dieses befindet sich in dem Gehäuse P (Tab. I.). Es setzt 

 den Pendel in Bewegung, dessen verschiebbare Linse g eine genaue 

 Regulirung seiner Schwingungs- Geschwindigkeit zulässt. Wie dabei die 

 Kette regelmässig geöffnet und geschlossen werden muss, lässt sich aus 

 der Abbildung leicht erkennen; n und n' sind zwei Quecksilbernäpfchen. 

 Das unmittelbar über dem Drehpunkt des Pendels an diesen ange- 

 schraubte, gabelförmige Drahtstück b ist so gebogen, dass die eine 

 Zinke auch während der Schwingungen des Pendels permanent in dem 

 Quecksilber von n' eingetaucht bleibt, während die Spitze der anderen 

 Zinke bei jeder Schwingung einmal eintaucht und einmal den Spiegel 

 des stets vollkommen rein erhaltenen Quecksilbers von n verlässt. Der 

 Schlüssel s zieht das Uhrwerk auf. 



Die zweite Forderung, welcher genügt seyn muss, ist die, dass 

 die Stärke des galvanischen Reizes von seinem { 

 stetig und mit Leichtigkeit messbar verändern könne. 



man die Stärke des galvanischen Reizes von seinem geringsten Grad an 



Abgesehen von der Geschwindigkeit, mit welcher der Strom unter- 

 brochen wird, hängt der physiologische Effekt einer galvanischen Rei- 

 zung bekanntlich von der Stromdichte und von der Art ab, wie die 

 Zuleitungsdrähte an den Nerv angelegt werden. In den Versuchen, 

 welche zuerst zur Sprache kommen sollen, habe ich alle Grössen der 

 Ohm'schen Formel mit Ausnahme von einer constant zu erhalten ge- 

 sucht; nur die eine leicht messbar variirt, Applicationsweise und Ge- 

 schwindigkeit der Unterbrechung des Stromes ebenfalls genau gleich 

 gelassen. 



Das Letztere wurde durch den schon besprochenen Pendel erreicht. 

 Die willkührlich variirte Grösse ist das 1 der Ohm'schen Formel: der 

 Leitungswiderstand im Schliessungsbogen. 



Die Wahl der Natur dieses Bogens kann nicht lang unentschieden 



Abli. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. V11I. Bd. II. Abth. 42 



