32T 



Hieraus berechnet sich der auf Meter des Normaldrahtes von Kupfer 

 und von 1 O Millimeter Querschnitt reducirte Leitungswiderstand des 

 Wassers (R) in 1 Centimeter Wassersäule unseres Rheostaten nach der 

 Formel 



K=s± 



in welcher 1 die Höhe der Flüssigkeitssäule bezeichnet. 



Für unseren Apparat ist R — 7056000 Meter Normaldraht bei je 

 einem Centimeter Höhe der Wassersäule. 



Die geographische Meile zu 7423,64 Meter gerechnet, entspricht 

 also 1 Centimeter Rheostatenablesung 950,477 geographische Meilen 

 Normaldraht. Wenn man erfährt, dass es Stufen der Erregbarkeit bei 

 den Nerven gibt, bei welchen trotz der Einschaltung von 280 Centim. 

 Wasser unseres Rheostaten doch noch Zuckungen durch das Unter- 

 brechen des galvanischen Stromes erzeugt werden können, wobei man 

 also den Normaldraht fast 50 mal um den Erd-Aequator herumschlingen 

 müsste, um den gleichen Widerstand im Schliessungsbogen zu erzeugen, 

 wollte man ihn rein metallisch machen, so sieht man, dass zu derartigen 

 Untersuchungen nur ein feuchter Rheostat benützt werden kann. 



Es bedarf keiner Erwähnung, dass man sich sowohl an dem Frosch- 

 präparat selbst als an sehr empfindlichen Multiplicatoren zum Oeftesten 

 überzeugte, dass in dem complicirten Schliessungsbogen nicht selbst 

 elektromotorische Kräfte thätig waren, was man bei Ausschluss der 

 Kette k hätte finden müssen, wenn man die Endpunkte der ganzen Lei- 

 tung mit dem einen oder anderen Rheomcler verband. 



Unter Rücksichtnahme auf die übrigen Grössen der Ohm'schen For- 

 mel könnten die so ermittelten Zahlen der Leitungswiderstände in dem 

 Rheostaten sofort zur Rerechnung der Stromstärken verwendet werden, 



Abh. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. VIII. Bd. II. Abth. 43 



