332 



erforderlich. Bei Anwendung sowohl der ganz schwachen als der star- 

 ken Säuren verlangte 



der Nadelausschlag von 2,5 ° 280,6 \ 

 „ „ „4° 152,4 ! Millim. Flüssigkeitssäule. 



» 5 ° 100,9 I 



Daraus erwächst der grosse Vortheil für vergleichende Reizver- 

 suche, dass man bei der Strom erzeugenden Kette an kein so genaues 

 Aufrechthalten der gleichen Widerstände in ihr gebunden ist. Trotz- 

 dem habe ich diess in allen vergleichenden Versuchen zu erreichen ge- 

 sucht, um auch bei sehr niedrigen Rheostatenständen möglichst kleine 

 Fehler zu bekommen. 



Aehnlich verhält es sich auch mit dem metallischen Theil des 

 Schliessungsbogens. Bei unseren Apparaten kommen im Ganzen 2 — 3 

 Meter schon etwas dickerer Drähte in Anwendung, deren Leitungs wi- 

 derstand erst bei den niedrigsten Rheostaten- Ständen und auch da nur 

 in sehr untergeordneter Weise Berücksichtigung verdient. Desshalb ist 

 bei vergleichenden Versuchen ihre Länge vollkommen constant erhalten 

 worden. 



Zur Ermittlung der Stromstärken und aller auf sie influirenden 

 Grössen wurde eine sehr genau gearbeitete Tangentenboussole aus der 

 Werkstätte unseres Mechanikers Stollenreuther benützt. Ich habe die- 

 selbe nach den von Gaugain und Bravais *) entwickelten Prinzipien con- 

 struiren lassen. Nach denselben wird der bei den gewöhnlichen In- 

 strumenten nicht unerhebliche Fehler in der Proportionalität zwischen 

 Stromintensität und Tangente des Ablenkungswinkels auf ein Minimum 

 rcducirt; er wird nicht grösser als i^Vü» wenn das Verhältniss der Na- 



*) Compt. rend. T. XXXVI pg. 191 und pg. 193. 



