333 



dellänge zum Halbmesser des galvanischen Kreisstromes 1 : 6 ist. Ist 

 jene ^ des Durchmessers von diesem, so übersteigt der Fehler nicht g^. 



Die Verbesserung der Tangentenboussole beruht nach jenen For- 

 schern darauf, dass man die Boussole nicht in der Mitte des Kreis- 

 stromes aufstellt, sondern abseits dessen Ebene und zwar so, dass der 

 Drehpunkt der Nadel von der Ebene des Stromes um einen Viertel- 

 Durchmesser des Stromes absteht, wobei der Mittelpunkt der Nadel auf 

 einer Linie liegen muss, welche senkrecht zur Ebene des Kreisstromes 

 dessen Mittelpunkt berührt. 



Bei dem Spiel der Nadel ist für jede der beiden gebräuchlichen 

 Arten eine Fehlerquelle zu fürchten. Balancirt sie auf einer Spitze, so 

 ist es die Reibung, hängt sie an einem Coconfaden, so ist es die Ex- 

 centricität. Letztere ist für die Genauigkeit des Instrumentes noch ge- 

 fährlicher. Ich habe beide Fehlerquellen durch folgende Einrichtung zu 

 beseitigen gesucht. Die Nadel hängt an einem langen nach Du Bois's 

 Vorschrift mit Seifenwasser gekochten einfachen Coconfaden. Von der 

 unteren Seite ihrer Fassung hängt ebenfalls an einem solchen, aber kür- 

 zeren Faden ein kleiner Senkel herab; der Faden geht nämlich durch 

 ein Loch im Boden der Boussole. Diese selbst steht auf einer durch- 

 brochenen Säule, auf deren oberem Querschnitt eine feine Spitze her- 

 vorragt. Diese und der Aufhängepunkt der Nadel liegen genau in einer 

 zur Grundfläche des Apparates senkrechten Linie. Durch eine solche 

 Einrichtung lässt sich jeder Zeit controliren, ob sich der Drehpunkt der 

 Nadel im Centrum der auf einem Spiegel angebrachten Theilung befindet. 



Schliesslich handelt es sich um die wichtigste numerische Grund- 

 bestimmung : um den spezifischen Leitungswiderstand der Nervensubstanz. 



E. Weber muss als der Erste genannt werden, welcher mit zuver- 

 lässigeren Methoden den spezifischen Leitungswiderstand der Nerven zu 



