687 



liehst schnell ausführbar zu machen. Die Verwicklung der Combinationen, 

 welche den Drahtleitungen von einem Versuch zu dem anderen gegeben 

 werden müssen, ist so gross, dass man ohne Hülfsvorrichtung zu jeder 

 Aendcrung in dem Arrangement auch bei grössler Uebung mindestens 

 15 — 20 Minuten und mehr Zeit verlieren würde, ganz abgesehen da- 

 von, dass nur allzu leicht Irrungen vorkommen können, in Folge dessen 

 ein zu starker Strom die Galvanometerwindungen oder den Nerv durch- 

 strömt, und die grössten Nachtheile herbeizuführen vermag. 



Nach Monate langen vergeblichen Versuchen ist es endlich gelun- 

 gen, in dem Instrument, welches ich jetzt beschreibe, und dem ich den 

 Namen „Tastenwippe" geben will, eine Vorrichtung zu construiren, 

 welche so zu sagen momentan jede verlangte Drahtcombination herzu- 

 stellen erlaubt. 



Sie ist Fig. 1 im Durchschnitt, in Fig. 2 schematisch in ihren 

 wesentlichsten Theilen gezeichnet. Die in beiden Darstellungen ent- 

 sprechenden Stücke haben gleiche Bezeichnung. An der Wand des 

 Zimmers sind möglichst weit auseinander auf Consolen die beiden Mess- 

 instrumente: die Tangentenboussole B und der Galvanometer G mit Dop- 

 pelnadel und 7200 Windungen unbeweglich aufgestellt. Bei der Tan- 

 gentenboussole befindet sich ein später noch zu beschreibender verti- 

 kaler Rheostat Rh. nebst Gyrotrop G'; der Galvanometer ist in einem 

 grossen doppelten Glasgehäuse ausser seinem eigenen Glassturz einge- 

 schlossen. Ein Spiegel in demselben wirft bei unverrückbarer Neigung 

 das Bild der Nadel und Theilung gegen ein ebenfalls unverrückbar auf- 

 gestelltes c. 12' entferntes Fernrohr. Dabei ist freilich nicht die Parall- 

 axe vermieden; allein da es in allen Versuchen nur darauf ankommt, in 

 je zwei Versuchen die Nadel immer wieder genau auf die gleiche Stelle 

 zu drängen, so war es nicht nöthig, entweder die Nadel selbst mit 

 einem Spiegel zu versehen und die Skala am Fernrohr anzubringen, oder 



