690 



hebt darauf mit einem Druck der Walze alle wieder aus dem Queck- 

 silber, um durch das Eintauchen anderer Drähte eine neue Combination 

 zu veranstalten. 



Mit den Quecksilbemäpfen einerseits, mit den Klemmen an den 

 Spiralen andererseits sind die von den verschiedenen Apparaten her- 

 kommenden Drähte in bleibender Verbindung. Von der Anordnung der- 

 selben hängt die bequeme Anwendung der Tastenwippe ab. 



Die Drähte, welche mit ihren amalgamirten Enden bleibend in die 

 Quecksilbernäpfchen eintauchen sollen, werden je durch die entsprechen- 

 den Löcher in der vorderen Längsleiste des Apparates geschoben und 

 darin festgehalten. Es geschieht diess auch hier durch kleine Klemmen 

 kl', welche einerseits die kurzen etwas stärkeren amalgamirten Kupfer- 

 drähte der Näpfchen, andererseits die Enden der von den verschiedenen 

 Apparaten herkommenden dünneren Drähte aneinanderfügen. 



Die Apparate sind: 



1) der Galvanometer mit 7200 Windungen und Doppelnadel; 



2) das Uhrwerk und der feuchte Rheostat, welche auf Taf. I 

 der ersten Abhandlung abgebildet sind (im Schema Fig. 2 

 Rh.). Am Gehäuse des ersteren befindet sich jetzt eine ein- 

 fache Arretirung für den Pendel g so zwar, dass dieser in 

 geneigter Lage fest gehalten werden kann, wobei dann beide 

 Näpfchen n n' durch den unteren Bügel des Pendels in 

 metallische Verbindung mit einander gebracht sind; 



3) der Gyrotrop G, dessen Einrichtung erlaubt, den Strom je 

 durch den Nerv in P oder irgend einen anderen Apparat zu 

 führen. Dieses Instrument wird später ausführlicher zu be- 

 schreiben sein; 



4) die kleine Wippe W. An einem viereckigen auf dem Experi- 

 mentirtisch angeschraubten Klotz Fig. 3 k von polirtem Buchs- 

 baumholz, welcher 6 Cent. Seite hat und \% Cent, hoch ist, 

 sind zwei messingene Träger, von welchen der eine bei A 



