095 



Die Oxydhäute auf dem Quecksilber in der Tastenwippe sind auf's 

 Sorgfältigste zu vermeiden; denn bleibt ein Fädchen dieser Haut auch 

 nur von mikroskopischer Feinheit bei dem Zurückschlagen der Wippe 

 an einem Draht der Taste hängen, so kann daraus die grössle Störung 

 und momentane Unterbrechung des ganzen Versuches entstehen. Es ist 

 mir begegnet, dass ich einen halben Tag suchen musste, bis ich die 

 Stelle fand, an welcher sich dieser Uebelstand gebildet hatte. 



Die Entleerung der Näpfchen geschieht mittelst einer kleinen Phiole, 

 in deren Hals ein doppelt durchbohrter Kork befindlich ist; in dem einen 

 Loch steckt eine heberförmig gebogene Glasröhre, in dem andern eine 

 Pipette von vulkanisirtem Kautschuk. Nachdem die letztere zusammen- 

 gepresst ist, taucht man die Spitze der Glasröhre unter das Quecksilber 

 bis auf den Boden des Näpfchens und saugt sofort das Quecksilber in 

 die Phiole. Dann filtrirt man es durch Papier und bringt es in eine 

 Glasröhre mit Quetschhahn, um auf's Neue die Füllung der Näpfchen 

 vorzunehmen. 



Weitere Bemerkungen verspare ich auf die Besprechung der ein- 

 zelnen Versuchsakle und gehe jetzt zur Bezeichnung der wichtigsten 

 Combinationen über. 



Combination I. 



Niedergedrückt ist die Taste 1 und 2; umgelegt ist der Pendel 

 des Uhrwerkes. 



In diesem Fall bildet Multiplicator und Rheostat einen in sich ge- 

 schlossenen Kreis. 



Weicht dabei die Nadel von der Nulllinie, so ist ein Strom in der 

 Vorrichtung, welcher nicht hineingehört; im entgegengesetzten Fall hat 

 man die Garantie, dass keine anderweitigen elektromotorischen Kräfte 

 thätig sind als diejenigen, welche man später einführen will. 



Der nicht beabsichtigte Strom kann nur an einem Punkt entste- 

 hen, nemlich an der Rückwand des Rheostaten in einem der Näpfchen 



