698 



metallischen Schliessungsbogen äusserst gering, die Stromstärke ist dabei 

 für die Dauer auch grösserer Versuchsreihen vollkommen conslant. 



Die Ermittlung der elektromotorischen Kraft bei Beginn und nach 

 Beendigung jeder Versuchsreihe geschieht nach der gewöhnlichen Weise 

 mit Hülfe der in der I. Abhandlung pag. 333 beschriebenen Tangenten- 

 boussole und unter Anwendung eines metallischen Rheostaten, welcher 

 grosse Bequemlichkeiten in der Anwendung und grosse Sicherheit in 

 der Bestimmung der Drahtlängen erlaubt. Ich will ihn unter dem Namen 

 „vertikaler Metallrheostat" beschreiben. (Fig. auf Taf. I. der II. Ab- 

 handlung.) 



An einer der Länge nach halbirten Säule A A von 1 Decimeter 

 Durchmesser, welche auf einem dicken Brett B mittelst Stützen senk- 

 recht festgestellt ist, befindet sich ein allseitig ahornfornirtes Brett a, 

 dessen Querschnitt ein Paralleltrapez mit 6 Cent, langer Seite und von 

 1 Cent. Dicke ist. Seine Höhe beträgt 12,5 Decimeter. Auf ihm sind 

 nach Art der Ciaviersaiten vier dünne Drähte von verschiedenem Quer- 

 schnitt und von verschiedenem Material ausgespannt, unter welchen längs 

 des Brettes ein Schlitten s verschoben werden kann. Der Schlitten ist 

 von schwarz polirtem Holz, und trägt einen 1 Cent, breiten Streifen 

 starken Messingbleches b, und im Zwischenraum zwischen je zwei Dräh- 

 ten einen drehbaren Riegel von einer Messingfeder gebildet, durch wel- 

 chen je nach Bedarf bald dieser, bald jener Draht auf den Messingstreif 

 in eine der darauf befindlichen vier Kerben fest angedrückt werden kann. 

 Der Messingstreif selbst geht an der Seite des Schlittens in einen star- 

 ken Ring über, welcher mit einer Klemmschraube k versehen ist. Der 

 Ring bewegt sich bei Verschiebung des Schlittens auf einer Stange von 

 Kupferdraht w dessen Durchmesser 9 Mill. beträgt. Die Kupferslange 

 ist zur Seite des Brettes befestigt, hat unten in ihrer Längsaxe ein 

 Bohrloch und rechtwinklig darauf den Gang für eine Klemmschraube. 

 Das Brett ist der Länge nach in Centimeter getheilt, der Schlitten trägt 

 zur Ablesung der Millimeter einen Nonius. Unten ist jeder Draht in 



