700 



das MissverhäKniss der Drahtdicke zur Tiefe der Kerbe in dem Strom 

 zuführenden Rädchen. Es muss der Draht etwas dick genommen und 

 dem Cylinder lieber eine etwas grössere Länge gegeben werden, damit 

 die Kerbe ohne zu seicht zu werden, den Rändern des Rädchens ver- 

 biete, jemals den Serpentincylinder zu berühren. Geschieht dieses, so 

 ist eine Ansammlung von Serpentinstaub zwischen den metallischen Be- 

 rührungsstellen unvermeidlich, wodurch Hemmungen des Stromes ent- 

 stehen, welche nicht allein von der eingeschalteten Drahtlänge her- 

 rühren. Dass Draht und Rädchen vollkommen blank erhalten werden, 

 lässt sich wohl immer erreichen, aber doch nicht leicht, ohne dass man 

 das Instrument wenigstens theilweise auseinander nimmt. 



Die unvermeidlichen Fehler des Instrumentes beruhen auf der Un- 

 gleichmässigkeit des Druckes, mit welchem die Metalltheile aneinander 

 gepresst werden. An empfindlichen Instrumenten, an Galvanometern oder 

 dorn Froschpräparat sieht man die Wirkungen der grossen Stromschwan- 

 kungen während des Umdrehens des Cylinders in hohem Grad. Fort- 

 währende Zuckungen des Präparates begleiten auch das langsamste Ab- 

 wickeln des Drahtes ebenso wie die Oscillationen der Nadel, deren 

 Drahtwindung im Schiessungsbogen mit dem Rheostat eingeschaltet ist. 

 Die Formveränderung, welche stellenweise der Draht durch den Druck 

 erfährt, gehört ebenfalls zu den unvermeidlichen Fehlern, welche gros- 

 sentheils schon von Jacobi bezeichnet wurden, und ihn veranlassten, 

 sein „Quecksilber-Voltagometer" ') zu construiren, und für die Fälle an- 

 zuwenden, in welchen der Rheostat als Messinstrument und nicht bloss 

 als Stromhemmung überhaupt benützt werden soll. 



Vor dem von Jacobi construirten Instrument hat der oben beschrie- 

 bene vertikale Metallrheostat wesentlich den Vorzug der leichteren Hand- 

 habung und der Möglichkeit, Drähte von sehr verschiedenem Leitungs- 



1) Poggendorf's Annalen LXXVIII pag. 173. 



