738 



Ohne dem ist diess ja auch nicht möglich, wenn man das Instru- 

 ment nicht von Grad zu Grad graduirt hat, eine Arbeit, welche nach 

 den bisher üblichen Methoden äusserst zeitraubend und wie ich glaube, 

 doch noch nicht hinlänglich genau ist, abgesehen davon, dass sie nichts 

 mehr nützt, sobald sich der Grad der Astasie geändert hat. 



Ich habe die Nadeln über dreiviertel Jahre an dem Coconfaden 

 hängen lassen, ohne sie dazwischen niedergelassen, oder den Standort 

 des Instrumentes geändert zu haben, ehe die Versuche angestellt wur- 

 den. Von da an veränderte sich das Maass der Astasie in 1% Jahren 

 um eine kaum bemerkbare Grösse weiter. 



Nun wurde die Graduirung des Instrumentes zur Ermittlung der 

 Verhältnisse, in welchen die Stromstärken bei verschiedenen Ablenkungs- 

 winkeln zu einander stehen, vorgenommen. Es ist diess dadurch ge- 

 schehen, dass die elektromotorische: Kraft der Kette und für jeden Grad 

 der Ablenkung die erforderlichen Widerstände bestimmt wurden. Bei 

 der Empfindlichheit des Instrumentes mussten die Füllungen des feuchten 

 Rheostaten zur Herstellung der erforderlichen Widerstände bestimmt 

 werden, wobei aber die Grenze der vom Galvanometer selbst noch an- 

 zeigbaren Polarisation sorfältig vermieden wurde. Bei 1236,S5 elektro- 

 motorischer Kraft waren zur Drehung der Nadel um den ersten Grad 

 606871831 Meter Kupferdraht nöthig, zur Drehung um 80 Grade 

 1943912,1 Meter. Diese Widerstände verhalten sich wie 1 : 312; 

 die Stromstärke dagegen, wenn bloss die Widerstände im Rheostat be- 

 rücksichtigt worden sind, 0,00000203 und 0,00063. 



Ausser diesen Widerständen befinden sich noch weitere, von denen 

 es sich fragt, ob sie berücksichtigt sein wollen. Auf keinen Fall gilt 

 diess von den Widerständen in der Kette; denn sie betrugen nur 26 

 Meter; dagegen leistet das Multiplicatorgewinde an sich einen nicht 

 unerheblichen Widerstand. 



