' ^ 



64 



meínem Exempláre leider nocli nicht angcbraclit ist, 



das Diopter mit 



einer einfaclion Visírvorrichtung versehen so kann man sich die Richtung 

 des Meridiana fíir alle Zelten fixíren. Man stellt fiir diesen Zweok den 



r 



Hiíhenkreis auf den entspreclienden Indexstricb ein, und viairt mit dera 

 Diopter ein in der Richtung desselben liegendes eníferntes Object aa 

 und trSgt dieses in sein Journal ein. Bleibt das Instrument auf seinem 

 Platze stehen^ so dient das Object zuř Verificirung der unverriickten Stel- 

 lungdesApparates; undnimmtmaneszeitweiligfort, sogibt dae genannte Ob- 

 ject bei wiederholtem Gebrauche des Gnomons, sofort die Richtung des 



Meridianes. 



leh wende mich nun zu den anderen Bestandtheilen dea Apparates ; 



ZU dem Declinations- und Stundenkreise, so wle zu der Vertical- und Po- 



larachse* 



Die HUlse k k trifft verlangert den Scheitel des Hohenkreises, und 



die in ibr eingeschlossene, im ganzen Umkreise drebbare Achse, bildet 



mithin die Vertícale. Der Punct d des mit ihm verbundenen Gelenkes 



muas mit dem Centrum des HcJhenkreises coincidiren. 



Dieses Gelenke trSgt zugleich die Polarachse oa, die, um den Bo- 



jedem Winkel gegen den Horizont gestellt und in 



der Theilung des 11. 



gen d drehbar, unter jedem 



ihrer Lage fest gemacht werden kann, Mit Hilfe 



Quadranten des Hohenkreises (desjenigen rechts), wird die in Rede stehende 



Achsé auf die Polhohe des Beobachters eiugestellt. 



Senkrecht auf der Polarachse steht der Kreis p p, der Stundenkreis, 

 Er ist in Vor- und Nacbmittag Stunden, von 4 zu 4 Minuten eingeřheiJt. 

 Der Nullpunct der Theilung beginnt dort, wo der Stuudeukreis von der 

 vorderen Ebene (Thellungsebene) des Hohenkreises geschnitten wird ; 

 Torausgesetzt, dass die Polarachse gleichfalls in die genannte Ebene eiu- 

 gestellt wurde. 



Das Kreissegment q q q, bildet den Declinationskreis. Durch die 

 Httlsen u u ist er mit der Polarchse verbunden, um weiche er, im Um- 

 fange beinahe des ganzeu Stundeukreises, gedreht werden kann. Der 

 Declinationskreis ist in einzelne Grade getheilt (so weit als dies níithig), 



und der Zeiger f (Stundenzeiger) so adjustirt, 



er auf dem Nullpunct 



des Stundfnkreises einstebt, wenn Polarachse und Declinationskreis in 

 die Theilungsebene des Hohenkreises gebracht worden. 



Solíte der Ztiger f in diesem Falle nicht auf 0^ einsteben, so bildet 



nojiie aer z*tiger i m aiesem r aiie ment aui u einsienen, so c 

 sein Stand den, ein fíir allemal zu notireuden, lodexfehler des Stundeuzei 



^ers' 



