( 241 ) 
imparfaite des éléments de correction pourrait introduire. 
Cette partie n’est guère susceptible d'analyse. Mais je 
m’arréterai un instant au chapitre HI, qui traite de la 
mise en pratique de la méthode. La partie délicate de 
l'exécution consiste évidemment à maintenir la lunette 
d’un équatorial sur un même point idéal du ciel, pendant 
toute la course diurne de l’astre. 
L'auteur reconnaît d'emblée que cette constance de 
pointé serait irréalisable avec les grands équatoriaux, 
dont les flexions et les déplacements de pièces rendraient 
toute tentative de ce genre illusoire. Mais il montre qu’un 
équatorial d’un mètre de distance focale serait amplement 
suffisant pour fournir des mesures micrométriques propres 
à déterminer, en une journée, dans d’assez bonnes limites 
d’approximation, la parallaxe du Soleil. I] espère maintenir 
la lunette d’un équatorial de cette dimension dans une 
même direction absolue, depuis le matin jusqu’au soir, en 
faisant mouvoir l'appareil non par un mouvement d’horlo- 
gerie, mais par un régulateur à force centrifuge perfec- 
tionné. 
Il rapporte à ce sujet des expériences faites en 1880 avec 
le régulateur Van Rysselberghe, expériences à quelques- 
unes desquelles j’assistais, où l’on voit la vitesse conserver 
une remarquable constance, malgré des changements de 
charge du simple au double. Je serai bien loin de contester 
à M. Lagrange l’excellence de cet instrument, dont notre 
Bulletin a publié la description; car, sous l'impression 
des expériences dont je viens de parler, j'ai regardé, dans 
un ouvrage publié en 1882, les régulateurs à force centri- 
fuge comme destinés à surpasser et par conséquent à 
remplacer le pendule, dans la conduite des mouvements 
uniformes. Mais, quelles que soient les espérances de 
