cates dan, l'intensité de la source d'électricité. En effet. 
l'inertie de la petite masse de mercure en mouvement 
est si faible, qu’on peut la négliger complètement. Aussi 
‘instrument fonctionne sans temps perdu appréciable, 
et d’une façon absolument apériodique. On peut s’en 
servir aussi, Comme On sail, pour déterminer la valeur 
absolue d'une force électro-motrice. H suffit de relier le 
tube qui porte le capillaire avec l'électrode négative, l’eau 
acidulée avec lélectrode positive. Le courant circule alors 
- de l’eau acidulée vers le capillaire et tend à faire rentrer 
la colonne mercurielle dans le capillaire. Pour le rame- 
ner au point O d'où l’on était parti, et d’où le courant 
électrique l'a déplacé, il faut exercer sur le mercure une” 
contre-pression supplémentaire. Or, ily a proportionna- 
lité rigoureuse entre la force électro-motrice qui a déplacé 
le ménisque mercuriel, et la contre-pression qui ramène 
ce ménisque au zéro el dont l’action mécanique fait 
équilibre à celle de la force électro-motrice. La contre- 
pression doit s'exercer au moyen d’un appareil à pression 
muni d’un manomètre, el qui agit sur l'extrémité supé- 
rieure ouverte du tube € rempli de mercure. Dans ce cas 
le fil de platine doit être soudé à l'extrémité inférieure 
fermée de ce tube. 
Cette disposition n’est pas représentée dans la figure 6. 
Elle était superflue d'ailleurs dans mes expériences, où il 
s'agissait, non de mesurer la force électro-motrice du cœur, 
mais de déterminer les phases de sa variation électrique 
et leur correspondance exacte avec les phases de la pulsa- 
tion cardiaque. 
Les oscillations de la colonne de mercure à chaque 
„pulsation du cœur peuvent être étudiées par Fobservation 
