( 554 ) 
le. mercure de fta longue branche, plonge un fil de platine 
qui se rend à une petite borne électrique B, vissée latéra- 
lement au cadre en ébonite de l'électromètre. 
La partie principale de l'instrument est un tube de 
verre C de 150 millimètres de haut, maintenu verticale- 
ment, et étiré inférieurement en un fin tube capillaire, 
recourbé horizontalement et plongé dans l'eau acidulée. 
Un fil de platine pénètre par l'extrémité supérieure de ce 
tube, et établit la communication électrique entre le mer- 
cure du capillaire et une seconde borne électrique B, 
vissée à la plaque d'ébonite. Des deux bornes B et B' 
partent des fils électriques, qui se rendent à une clef à 
frottement de du Bois-Reymond. 
C'est à cette clef qu’aboutissent les fils qui relient la 
surface du cœur à l’électomètre, par Ener otiaye des 
électrodes impolarisables. 
Je me suis servi, à la fin de cette seconde série d'expé- 
riences, des électrodes impolarisables de d'Arsonval, qui 
sont construites de manière à éviter le maniement si désa- 
gréable de l'argile au chlorure de sodium ct au sulfate de 
zinc. Chaque électrode est formée d’un tube de verre main- 
tenu plus ou moins verticalement par un stalif approprié, 
fermé supérieurement par un petit bouchon de caoutchouc 
et ouvert inférieurement. Le tube est rempli de la solution 
physiologique de chlorure de sodium, qui s’y maintient 
suspendue grâce à la pression atmosphérique. Dans la 
solution de chlorure de sodium, plonge une tige d'argent 
recouverte d'une couche de chlorur: d'argent. La tige 
d'argent est reliée par des fils à la clef de l’électomètre. 
D'autre part la solution de chlorure de sodium de chaque 
électrode est reliée à un point de la surface du cœur, par 
