CHT) 
poser entre le cœur et cette paroi. Ce mouvement du cœur 
est sans doute rendu possible par le peu de résistance des 
feuillets résultant de l’accolement du péricarde aux plèvres, 
et par la laxité des attaches sternales du sac péricardique. 
Mais j'obtiens de fort beaux tracés cardiographiques en 
couchant l'animal sur le ventre; ou, plus exactement, en 
inclinant sur le côté gauche, et en appliquant à la main 
Pexplorateur à coquille ou le cardiographe de Marey, sur 
la parvi thoracique gauche, de manière que le bouton de 
l'instrument corresponde à l'endroit où se perçoit à la 
palpation le maximum d’ébranlement, lors de la pulsation 
cardiaque. Il est tout à fait superflu ici de faire usage de 
la gouttière d'opération, ou d’attacher l'animal. Il suffit de 
le coucher sur une table ordinaire, et de l'y maintenir, 
plutôt par des caresses que par la force. L'application du 
Cardiographe ne lui cause d’ailleurs aucune gêne. 
Le cardiographe maintenu, soit à la main, soit par une 
ceinture élastique, est relié à un tambour à levier très 
sensible, écrivant sur le papier enfumé du cylindre enre- 
gistenr. Le modèle de tambour à levier, construit par 
Rothe de Prague, sur les indications de Knoll, convient 
particulièrement. Outre sa grande sensibilité, il permet 
d'éloigner ou de rapprocher la pointe du style écrivant de 
la surface réceptrice enfumée, par le moyen d’une vis de 
réglage. 
La vis de réglage déplace tout le tambour à levier, par 
rapport au statif qui le porte. Elle agit sur une lame élas- 
tique d’acier qui supporte le tambour à levier, et le relie à 
l'anneau qui le fixe dans la tige du statif. 
A. René de Nancy a récemment (1) décrit dans les 
(4) Modification au tambour à levier de Marey; tambour à levier- 
reclifiable. C. R. de la Soc. de Biologie, p. 479, séance du 26 mars 1887. 
