( 745 ) 
pendant l'inspiration. On peut également intercaler, entre 
la capsule cardiographique et le tambour à levier, un petit 
appareil composé de deux très petits flacons laveurs A et B, 
à moitié remplis d’eau et associés comme l'indique la 
figure 19, de manière à faire office de soupape de sûreté, 
et à empêcher les trop fortes variations de pression, à l’inté- 
rieur de l’appareil qui transmet le choc du cœur à la plume 
du tambour à levier. 
Fig. 19, Deux petits flacons laveurs faisant office de soupape de sùreté dans 
l'inscription du choc du cœur. 
Dès que la pression y dépasse une certaine limite (quel- 
ques millimètres d’eau, par exemple), l'excès d'air s'échappe 
à l'extérieur, par le flacon B. Dans le cas de diminution de 
pression, c’est le flacon A qui intervient pour permettre la 
rentrée de lair. La plume { du tambour à levier ne s'éloigne 
donc jamais considérablement de sa position moyenne ; 
elle ne suit pas les changements considérables de pression 
qui correspondent aux excursions respiratoires du thorax, 
mais traduit fidèlement les variations minimes, corres- 
pondant aux phases successives d'une même pulsation 
cardiaque. Ce procédé a été signalé et décrit par Mosso 
