Faimistische Studien. 207 



Solche Beispiele zeigen, dass die Methode brauchbar ist 

 und man hat nur nöthig, von Zeit zu Zeit den hermetischen Ver- 

 schluss der Gläser zu öffnen und die Luft zu erneuern. 



An dieser Stelle benütze ich die Gelegenheit, einen Hülfs- 

 apparat der mikroskopischen Technik bekannt zu geben. 



Wir besitzen zwar unter unseren Hilfsapparaten zur Anfer- 

 tigung mikroskopischer Präparate schon eine ganze Reihe von 

 Drehtischen verschiedener Construction ; dennoch dürfte sich 

 der vorliegende Drehtisch durch seine einfache Construction 

 empfehlen. 



Die Vorzüge dieser Construction werden erzielt durch den 

 Fixirungsmodus des Objectträgers. Der Drehtisch besteht aus 

 zwei mittelst Schrauben aufeinander befestigten Platten. Die 

 obere besitzt einen Ausschnitt in der Form des Objectträgers, 



nach der einen schmalen Seite offen, nach der entgegengesetzten 

 geschlossen. Von der offenen Seite des Ausschnittes betrachtet, 

 sind die linke lange, und die hintere schmale Kante derart ange- 

 bracht, dass der Objectträger, wenn er dieselben berührt, auf dem 

 Drehtische centrirt ist. Die rechte (lange) Kante ist etwas weiter 

 vom Centrum des Tisches entfernt, als die halbe Breite des 

 Objectträgers misst und trägt eine lange in der Richtung gegen 

 die gegenüberliegende Kante wirkende Feder. Ist der Objectträger 

 in den Ausschnitt bis zum Berühren der hintern Kante einge- 

 schoben, so ist er centrirt und durch die Feder in dieser Lage 

 festgehalten. 



Vortheilhaft dürfte an diesem Drehtische sein, dass er eine 

 vollständig freie Oberfläche darbietet, und so jede Arbeit auf 



