589 



De duur van de tegenwoordige secunde toch, gebaseerd op 

 de dagelijksche omwenteling der aarde om liare as, is niet 

 geheel onveranderlijk te noemen, en, wat erger is, er kunnen 

 invloeden werkzaam zijn die vertragend of versnellend op de 

 omwentelingssnelheid van den aardbol werken , welke buiten 

 het bereik van onze controle vallen. Het is dus zeer wen- 

 schelijk eene methode te bezitten waardoor het mogelijk is 

 ten alle tijde een bepaald onveranderlijk tijdsinterval te kunnen 

 reproduceeren. Spreker tracht nu langs twee wegen aan te 

 toonen dat de specifieke galvanische weerstand van kwik slechts 

 afhankelijk is van den tijd, dus eigenlijk slechts een tijds- 

 interval is. Bij de eene methode maakt hij gebruik van de 

 analogie tusschen den galvanischen stroom en water dat door 

 een buis stroomt, bij de andere meer streng wetenschappelijke 

 methode leidt hij het bovenstaande af uit de wet van Ohm in 

 verband met de leer der dimensiën. 



De methode van LippmanN;, eene zoogenaamde zero-methode, 

 komt nu op het volgende neder. 



Om een zelfden gal vanome ter worden twee stroomen geleid , 

 in tegengestelden zin. De eerste, een voortdurende, wordt 

 geleverd door eene constante batterij. De tweede is afkomstig 

 van eene condensator, welke voortdurend door middel vaneen 

 bijzonderen stroomwisselaar geladen wordt door dezelfde batterij 

 en daarna langs den galvanometer ontladen wordt. Deze tweede 

 stroom is dus een intermitteerende, en zijne intensiteit (dus 

 zijne werking op den galvanometer) zal, onder meer, ook afhan- 

 gen van de snelheid waarmede de conmutator zijn werk 

 doet, dus van het trillingsgetal der stemvork, die als com- 

 niutator gebezigd wordt. Dit trillingsgetal wordt nu zoo 

 geregeld dat de galvanoi^eter geene of slechts eene zeer kleine 

 afwijking vertoont. Deze laatste kan men zelfs op eene of 

 andere wijze registreeren. 



Men krijgt nu door gelijkstelling van beide uitdrukkingen voor 

 die twee stroomen eene betrekking tusschen den weerstand R van 

 den galvanometer, de capaciteit van den condensatoren het trillings- 



