nS4 A- Rosiwal. n41 



Einstellung der zu messenden Flüssigkeit auf den Aicliungsstrich an- 

 stellte, ergab die naclistehenden Diiferenzen von den mit Hilfe genauer 

 analytischer Messgefässe festgestellten Mengen in Procentcn : 



+ M, + l-ö, — !•(;, + 1(). — 4-0 Procent. 



Von letzterem Wertlie ist abzusehen '). Die übrigen zeigen, dass. 

 wie oben berechnet, zumeist Fehler von 1 — l'T) Procent in 

 der iMessmethode gelegen sind. 



Combinirt mit dem Fehler aus der Genauigkeitsgrenze der Zeit- 

 bestimmung (hier selten über eine Recunde zu veranschlagen), d. i. 

 l'T — 2 Procent, folgt ein totaler Fehler im ungünstigsten Ma- 

 \ i m a 1 w e r t h e v o n o '/o P r o c e n t , dessen I) u r c h s c h n i 1 1 s- 

 g r (■■) s s e j e d o c h n u r 2 Proceii t b e t r ä g t. 



Aus den im Vorstehenden abgeleiteten und experimentell begrün- 

 deten Genauigkeitsgrenzen der bisher in Anwendung stehenden Mes- 

 sungsmethoden folgt zunächst zweierlei : 



Purste ns, dass uns die mit Hilfe derselben gewonnenen Resul- 

 tate sehr wohl ein zutreffendes Bild der grossen Variationen in der 

 Ergiebigkeit der Thermen geben können, wie sie im Zeitlaufe mehrerer 

 Monate von Jahreszeit zu Jahreszeit oder durch die Pieihe ganzer 

 Jahre hindurch platzgreifen. dass sie aber 



Zweitens nicht ausreichend scharf sind, um geringe Variationen, 

 vvie sie bei häufigerer Beobachtung in kleineren Zeitiiitervallen zur 

 Messung gelangen würden, richtig zum Ausdrucke zu bringen. 



Die Tafel XIV. welche eine vergleichende Zusammenstellung der 

 Frühjahrsmessungen der letzten acht Jahre (188G — 1893) au den 

 Si)rudelquellen und dejn Schlossbrunnen gibt, enthält die mittleren 

 und Maximalfehlergrenzen in der Form zweier Ringe um jeden ge- 

 messenen Werth. Verbindet man die Peripherien dieser Fehlerkreise 

 durch umhüllende Tangenten, so erhält man bandförmig verlaufende 

 Flächenstreifen als Darstellung jener Räume (Fehlergrenzen), 

 innerhalb deren sich die richtigen Wertlie der Wassermengen befinden 

 müssen. Man ersieht aus dieser Darstellung leicht die Bedeutung der 

 vorhergehenden Ausführungen und daraus entspringend : 



1. Das Bedürfniss, für nothwendig werdende Detailmessungen 

 die Methode zu verbessern : 



2. Die P>erechtigung, auf Grund der bisherigen Messungen eine 

 Reihe von Schlüssen aufzubauen; welche in der Folge (Punkt Hl) 

 zur Erörterung kommen sollen. 



II. Vorschläge zur Erhöhung des Genauigkeitsgrades der 

 Quellenmessungen. 



Obgleich es sich hier um vorwiegend technische Aufgaben handelt, 

 deren detaillirte Lösung ausserhalb des usuellen Arbeitsbereiches 



') Derselbe wurde al.s bereits sehr aurtallende und absichtlich gross 

 beantragte Ungenauigkeit erhalten. 



