69ß A. Rosiwal. [26] 



b) Da die Abkühlung des Thermalwassers in den zinnernen 

 Fassungsstaiulern bei geringen Lufttemperaturen nicht unerhebliche 

 Werthe annehmen kann, soll das Thermometer in die Ständer ver- 

 senkbar sein, etwa in der Weise, dass in den bei der Mehrzahl 

 der Ständer vorhandenen Deckel eine centrale Oeffhung zur Ein- 

 führung des Instrumentes angebracht wird, damit es an einem Kaut- 

 schukpropf danipfdicht befestigt und bis unter das Niveau des aus- 

 Hiessenden Thermalwassers versenkt werden kann. Bei den täglich 

 zu messenden Vergleichsquellen würde sich eine Umhüllung des 

 Ständers durch Wärmeisolatoren , beziehungsweise in den Winter- 

 monaten eine Holzverschalung empfehlen. 



c) Bei jenen Quellen, welche eine anderweitige Gestaltung ihres 

 Auslaufes besitzen, der eine derartige Anordnung nicht gestattet, 

 sollen nach einer provisorisch zum Zweck der genaueren Messung 

 hergestellten Undiüllung des Auslaufrohres mit Wärmeisolatoren die 

 Thermometer möglichst tief in das Auslaufrohr eingefügt werden, 

 was durch winkelig gekrümmte Instrumente (Kniethermometer) 

 ermöglicht wird. 



<l) Die Instrumente sind in der Mehrzahl zu beschaffen, mit 

 einem Normalthermometer zu vergleichen und die betreffende auf 

 Zehntelgrade genaue Correctur an jedem Instrumente ersichtlich zu 

 machen, damit im Falle des Bruches die Vergleichbarkeit der Beob- 

 achtungen keiner Störung ausgesetzt ist^). 



e) Die Temperatur- Messungen an den Normal- Quellen 

 sollen während des ersten Versuchszeitraumes ebenfalls täglich, jene 

 cPer anderen Thermen monatlich anlässlich ihrer Mengenmessung ge- 

 schehen. Die gleichzeitige Lufttemperatur, der Barometerstand, sowie 

 Zeitangabe der Stunde der Messung 2) sind gleichfalls zu registriren. 



/) Die Messung der Sprudelquellen hat zur Zeit ihrer Mengen- 

 messung durch vollständige Einsenkung des Maximal- Thermometers 

 in die Ständer zu erfolgen. 



</) Die Beobachtungsresultate sind in der Art der Tafel XVII 

 graphisch darzustellen. 



C. Messungen des Gasgehaltes der Thermen. 



1. Vorversuche. 



Die Untersuchungen der den Quellen frei entströmenden Gase, 

 welche anlässlich der chemischen Untersuchung der Karlsbader 

 Thermen von Prof. Dr. E. Ludwig und Dr. J. Mauthner im Jahre 

 1878 vorgenommen wurden 3), haben ergeben, dass damals mit Aus- 

 nahme der Elisabethquelle alle Thermen mehr oder weniger Gas 

 führten, welches entweder ausschliesslich oder doch zum weitaus 



') Ein früher weniger beobachteter Umstaud, dessen Berücksichtigung durch 

 die vielen differirenden Temperaturmessungen (Vgl. Taf. XVII) motivirt wird. 



'•') Behufs Controle des Barometerstandes durch die meteorologische Kegi- 

 strirung. 



'j Vgl. die Ergebnisse von Ludwig und Mauthncr's Arbeiten in Tscher- 

 mak's „Mineralogischen und petrographischen Mttheilungeu" 1879. 



